﻿X\'I, 2. Ötarlinger: Zur Marelii-llehandlun'^. löl 



eine wie reiche Fuiulgrube in dem Paraljtikergeliirne sowohl für die 

 Patholoj^ie der genannten Erkrankung- als aucli für die Anotomie 

 des Gehirnes überhaupt noch orten steht. 



Hierzu ist aber der hier abgebildete Apparat unerlässlidi. Diese 

 Detailarbeit fordert eine solche handliche und schnelle Zerlegung des 

 (Jehirnes, will man von einer derartigen anscheinend sehr mühevollen 

 tnid schwierigen Arbeit nicht von vornherein abgeschreckt werden. 

 Die Marchi -Methode erfordert zur gehörigen Durchtränkung immer 

 höchstens 2 mm dicke und vollkommen planparallele Scheiben. Diese 

 konnten bisher sicher nur mit dem Mikrotome hergestellt werden. 

 Dazu musste aber das Gehirn erst eingebettet werden, und dann 

 konnte man erst nicht das ganze Gehirn auf einmal zerlegen, weil 

 man das ganze Gehirn nicht in toto in ein Mikrotom einspannen 

 konnte. Das alles fällt hier weg. 



Man kann gleich eine ganze Hemisphäre ohne alle weitere Vor- 

 behandlung (so wie man Futter schneidet) in (bis zu 1 mm herab) ganz 

 gleichdicke Scheiben schneiden , ohne alle Uebung und besondere 

 Sorgfalt. 



Ich gehe dabei so vor. Ich zerlege mir nach der gewöhn- 

 lichen Erhärtung für Marchi in MüLLER'scher Flüssigkeit (d. i. 

 etwa 8 bis 10 Tage unter Beigabe von 2 Procent Formol) die ganze 

 Hemisphäre mit dem in Frage stehenden Apparat in gleichdicke, 

 1*5 bis 2*0 cm dicke Scheiben, lege sie aber dann in ihrer natür- 

 lichen Folge wieder zusammen in verdünnte MtJLLER'sche Lösung. 

 4 bis 5 Schnitte lege ich probeweise in Marchi -Lösung; an ihre 

 Stelle lege ich Fliesspapier ein in die Hemisphäre. Die Probeschnitte 

 entnehme ich bei jedem Gehirne aus denselben Stellen. Beginn das 

 Hinterhirn und zwar je 1 aus dem Occipitallappen und der Gegend 

 des Splenium, 2 thalamus (Parietellappen, Centralwindungen), 1 Stirn- 

 hirn. Dieser erste Versuch bildet gewissermaassen eine Stichprobe. 

 Habe ich dabei Degenerationen irgendwo gefunden, kann ich dieselben 

 leicht nach hinten oder vorn verfolgen. Selbstverständlich handelt 

 es sich dabei immer um ganze Frontalschnitte , doch kann man 

 natürlich auch jede andere Schnittrichtung wählen. 



Für die bessere Durchtränkung in der MARCHi-Lösung lege ich 

 unter die Schnitte eine dünne Wattelage. Da sich dünne Lamellen 

 in der schnell härtenden Osmiumsäurelösung meist werfen, püege ich 

 sie daher, nachdem sie einen Tag in Celloidin gelegen haben, mit Blei- 

 stückchen, nach erfolgter Aufklebung auf einem Holzblock, egal zu 

 drücken. Schneide ich mehrere Stücke hinter einander, so klebe ich 



