﻿1S2 



Starliiiffcr: Zur .AIjirclii-liclKindlung-. 



XVI, '2. 



sie vorerst in ihrer natürlichen Itcilienfolge .-nif (k-nsflltcii liolzblock. 

 So Avar es mir möglicli , selbst das Grosshirn an wichtigen Stellen 

 lückenlos zu behandeln. 



Für die Weiterbehandlung der Schnitte erlaube ich mir auch 

 da wieder auf die schon angezogene Stelle in dieser Zeitschrift zu 

 verweisen. 



Was den beistehenden Apparat selbst anlangt, so kann ich 

 denselben als eri)robt empfehlen , uiul ich halte ihn für unerlässlicli 

 nothwendig für die MARCHi-üntersuchung, zumal des Grosshirns. P> 

 hat manche Wandlungen bis zu seiner jetzigen Gestalt durchgemacht 

 innerhalb mehrerer Jahre. Zur Zeit dürfte er kaum udch einen 

 wirklichen Uebelstand an sich haben, er wird in unseren Anstalts- 



laboratorien von allen Aerzten ausschliesslich zu dem besprochenen 

 Zweck verwendet. 



Der Apparat besteht aus zwei Theilen, aus dem Messer A und 

 dem Stützapparat B. Das Messer ist in einen Sägebogeu gespannt, 

 weil es dünn und biegsam ist, was von principieller Bedeutung ist. 

 Jedes andere Messer mit stärkerem Kücken ist uuverweudbar. Der 

 Stützapparat ist eine Art Schlitten, dessen fixer Theil h eine senk- 

 rechte Glastafel f in dem Rahmen e gefasst hält, die ausziehbar ist 

 und am Boden eine kleine Glasleiste angekittet hat. Der verschieb- 

 liche Theil {/ trägt einen Metallbogen (11x9 cm als Oetfnuug). 

 Die Verschiebung geschieht mit einer Triebbewegung bei ö; ge- 

 messen wird die Distanz des Bogens d von der Glasplatte f mit 

 einem Mikrometer c. Zur Fixation beider Theile g und h dient die 

 Schraube a. 



