﻿j^4 Bohrens: Notizen über optische Projection I. XVI, 2. 



liabe, iiiul der vor allem auch zur Projection mikroskopischer Prä- 

 parate geeignet ist. 



Inzwisclien ist der neue Apparat in einer Anzahl von Univer- 

 sitäts-Instituten in Gebrauch genommen worden. Es gelangen häutig 

 an mich Anfragen der Leiter dieser Institute über die Verwendbar- 

 keit des Apj[)arates für diesen oder jenen besonderen Zweck. Mehr- 

 fach iät es vorgekommen, dass für diese besonderen Zwecke eigene 

 ^'orrichtungen construirt werden mussten. Ich selbst habe mich stets 

 gern bereit erklärt , die Neuconstructiou solcher Vorrichtungen an- 

 zugeben und ihre Ausführung zu überwachen. Auch jetzt sind wieder 

 derartige Arbeiten im Gange ; ich halte es daher für angebracht, 

 an dieser Stelle von Zeit zu Zeit über jene Dinge zu berichten, da 

 anzunehmen ist, dass manche dieser Neuconstructionen auch für wei- 

 tere Kreise Interesse haben werden. 



Je mehr ich mich mit Fragen über optische Projection be- 

 schäftige — und ich habe seit fünf Jahren intensiv auf diesem Ge- 

 biete gearbeitet — desto mehr drängt sich mir die Ueberzeugung 

 auf, dass die ganze Angelegenheit noch in den Kinderschuhen steckt. 

 Es ist das um so mehr zu verwundern, als es kaum ein wichtigeres 

 Hülfsmittel für den naturwissenschaftlichen und den medicinischen 

 Unterricht giebt als dieses. 



Wie unpraktisch und zum Theil wie widersinnig sind die meisten 

 Projectionsapparate construirt ! Wie unbequem sind z. B. die Wechsel- 

 vorrichtungeu für die Diapositive, ganz abgesehen davon, dass man 

 bei jenen Apparaten nicht verschiedene Formate durch einander 

 verwenden kann. Dagegen stattet man die Apparate mit ganz un- 

 nützen Dingen aus, wie mit den bekannten, mit Wasser gefüllten 

 Absorptiouskästen für die Wärmestrahlen. Es ist das ein nutzloser, 

 unbequemer Luxus, eine recht theuere Verdunkelungsvorrichtung, 

 zumal dann, wenn man sie nicht in das telecentrische Strahlenbündel 

 des Condensors stellt, sondern in Nichtbeachtung der einfachsten 

 optischen Grundsätze in den divergenten oder den convergenten 

 Lichtkegel. Ich habe viele Hunderte von Projectionen vorgenommen 

 mit Kalklicht wie mit elektrischem Bogeulicht bei Stromstärken bis 

 zu 20 Ampere , aber noch nie ist mir auch nur ein einziges Diapo- 

 sitiv zersprungen. Höchstens lauwarm sind die Glasbilder geworden ; 

 ich sehe daher wirklich nicht ein, weshalb mau sich die Benutzung 

 des Apparates durch die unbequeme Zuthat der Absorptionscüvetten 

 verleiden soll, wenn man durch eine rationelle Umspüluug des Con- 

 densors durch kalte Luft Dasselbe erreichen kann. 



