﻿XVI, 2. Behrens: Notizen über optische Projectiuii I. 1Ö7 



Anweiulung- meines Kalkliclitbrenners. lioj^enlampen von geringerer 

 Stromstärke ergeben natürlich geringere Helligkeiten. 



Von dieser bedeutend grösseren Helligkeit des Bogenliclites dem 

 Kalklicht gegenüber wird man bei Projectionen mikroskopischer l'rä- 

 parate stets Gebrauch machen, wenn diese Bilder einem nur irgend- 

 wie grösseren Zuhörerkreise vorgeführt werden sollen. Ich habe 

 daher den von mir construirten Projectionsapparat auch für die 

 Benutzung der ScHUCKERx'schen Ditferentiallampe (System Piette- 

 Kkizik) einrichten lassen , bei welcher J]inrichtung jedoch nur die 

 Lampe selbst, nicht das zugehörige schwere, aus Messing und Guss- 

 eisen gefertigte Gehäuse zur Anwendung kam, die Lampe vielmehr 

 in einer leichten Aluminiumcamera moutirt wird. 



Von einer Beschreibung dieses Apparates sehe ich hier ab : ich 

 will nur bemerken, dass in diesem Falle die Projicirung des Licht- 

 bildes in die hintere Hauptebene des Objectivsystems nicht durch 

 Verschiebung der Lichtquelle geschieht (wie bei dem früher be- 

 schriebenen Apparate), sondern durch Trieb- oder Handverstellung 

 des zweitheiligen Condensor-Hintertheiles gegen seine Vorderlinse. 

 Ich bin der Meinung-, dass selbstregulirende, elektrische Lam- 

 pen immer mit einem gewissen Misstrauen zu betrachten sind. So 

 habe ich vor längerer Zeit selbst die unliebsame Erfahrung gemacht, 

 dass mir während einer Demonstration vor einem grossen Auditorium 

 die ScHUCKERx'sche Lampe den Dienst plötzlich versagte ; es musste, 

 da augenblicklich Piemedur nicht zu schaffen war, mit Hilfe eines 

 angebundenen Bindfadens der Lichtbogen von einem Gehülfen an- 

 dauernd auf der richtigen Grösse gehalten werden. 



Die Differentiallampe hat in meinen Augen noch einige andere 

 Nachtheile : sie ist ziemlich kostspielig, sie ist auf eine gewisse Strom- 

 stärke regulirt und lässt sich nur bei dieser innerlialb geringer 

 Grenzen verwenden , sie macht den Apparat unverhältnissmässig 

 schwer , und sie lässt sich nicht gegen einen Kalklichtbrenuer aus- 

 wechseln. 



Von diesen Erwägungen ausgehend, habe ich vor längerer Zeit 

 einen Handregulator für elektrisches Bogenlicht construirt (wie ich 

 glaube , nach einem neuen Princip) , den ich hier beschreiben will, 

 nachdem derselbe von anderer Seite genügend erprobt und mir die 

 wiederholte Versicherung gegeben wurde , dass seine Leistung bei 

 leichtester Bedienung eine vollkommene ist. 



Dieser Handregulator erfüllt die folgenden Bedingungen: 1) Er 

 ist gegen den Kalklichtbrenuer auswechselbar. 2) Er ist sowohl für 



