﻿XVI, 2. Behrens: Notizen über optische Projection I. 191 



lierunterzngchen ist iiitlit ratlisam , da man alsdann keinerlei Vor- 

 theile vor dein Kalklicdit hat, und ein Licht bei 20 Ampere besitzt 

 eine Helligkeit, die auch für die grössten Anforderungen genügt, 



^yill man bei einer festen elektrischen Anlage stets diesell)e 

 •Stromstärke verwenden, so kann man einen entsprechenden, festen 

 Widerstand vorschalten, und man überträgt seine AusAvahl und 

 die Ausführung einem elektrotechnischen Fachgeschäft. Soll aber 

 mit verschiedenen Stromstärken gearbeitet werden , so ist die Be- 

 schart'ung eines regulir baren Widerstandes nöthig. Aus eigener 

 Erfahrung empfehle ich die regulir baren Widerstände von 

 ScHUCKERT u. C o. in Nürnberg, welche im Gebrauch sehr bequem 

 sind. Die Neusilberspiralen liegen hier in einem, mit durchbrochenem 

 Schwarzblech gedeckten Gusseisen-Rahmen. Vorn oben befindet sich 

 ein Halbkreis von Tasten, über die eine Kurbel mit Handgritf schleift. 

 Die Tasten entsprechen den verschiedenen Stromstärken in Ampere, 

 und man braucht die Kurbel nur auf die gewünschte Stromstärke 

 zu drehen, so ist Alles in Ordnung. Das Ganze ist schwarz lackirt 

 und wird an eine Wand des Auditoriums verschraubt. 



Um den Regulator in Betrieb zu setzen, schraubt man die 

 beiden Poldrähte der Leitung in den Polklemmen -f-, — (Figur 1) 

 fest und schliesst den Strom durch Zudrehen des Ausschalters A 

 (Figur 1, 3). Sodann dreht man ein wenig an dem Kopf ^/ (Figur 1), 

 bis die beiden Kohlenenden sich völlig berühren und macht sofort 

 an d eine entgegengesetzte Bewegimg, bis die Kohlen einen gegen- 

 seitigen Abstand von etwa 4 mm haben. War im Anschluss kein 

 Fehler gemacht, so ist jetzt ein ruhig brennender Lichtbogen vor- 

 handen , der vor der Benutzung in bekannter Weise eingestellt und 

 centrirt wird durch c, c, g (Figur 1). 



Der beschriebene Handregulator wird gefertigt von Ernst Ru- 

 dolph, mechanische Werstätte Göttingen, zum Preise von 75 Mark. 

 Er ist n u r an dem von mir construirteu Projectionsapparate ver- 

 wendbar ; ein Anpassen an andere Apparate ist wegen der eigen- 

 artigen Construction nicht möghch. 



2. Zur Projection mikroskopischer Uebersichtspräparate. 



Bei der heutigen, hohen Ausbildung der Mikrotomtechnik fällt 

 es bekanntlich nicht schwer, grössere Organe in mikroskopisch feine 

 Schnitte bis zu 10 cm Durchmesser zu zerlegen, zu tingiren und 



