﻿!()•) Behrens: Notizen über optische Projection I. XVI, 2. 



in Balsam oder auf andere Weise zwischen Glasplatten zu montiren. 

 Diese Uebersiclits])räparate , deren Demonstration für Lelirzwecke 

 von grösster AViehtigkeit ist, sind zur Projection vermittels eines 

 gewöhnlichen photographischen l'rojectionsobjectives in hervorragen- 

 der Weise geeignet. Sie vertragen sehr wohl eine Vergrösserung 

 von 25 bei Anwendung eines solchen Objeetives ; haben sie daher 

 z. ]}. einen Durchmesser von 8 cm, so werden sie auf diese Weise 

 einem Auditorium in der Grösse von 2 Meter Durchmesser vor- 

 geführt, können also auch von den auf den hinteren Bankreiheu 

 Sitzenden völlig deutlich gesehen werden. 



Man könnte nun solche Präparate auf Glasplatten von 9X12 cm 

 Grösse montiren, und sie in den von mir früher beschriebenen Wechsel- 

 rahmen zur Projection einsetzen, allein gewöhnlieh wird schon eine 

 solche Sammlung von Präparaten in verschiedensten Formaten vor- 

 handen sein, ehe man an deren Projection dachte. Ferner werden 

 die Ränder der aufgelegten Deckgläser, an denen sich vielleicht ein 

 Wulst von übergeflossenem Cauadabalsam befindet, auf diese Weise 

 mit projicirt, was aus Schönheitsrücksichten zu vermeiden ist. Ich 

 habe daher (auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. F. Hermann, 

 Anatomisches Institut Erlangen) für die Projection solcher Präparate 

 verschiedensten Formates eine eigene Vorrichtung construirt, die zu- 

 gleich ermöglicht, nicht gewünschte Theile des Präparates durch 

 eine Irisblende abzudecken. 



Figur 3 zeigt diese Vorrichtung am Projectionsapparat. Von 

 den l*rismenführungen ^jp ist der Diapositivträger und der ihn mit 

 dem Objectivbrett verbindende Balgen ganz entfernt ; an ihre 

 Stelle ist vermittels der Führungen f der zu beschreibende kleine 

 Apparat eingescholjen. 



Er besteht aus der dicken, kreisrunden, geschwärzten Messing- 

 platte D von 22 cm Durchmesser, welche senkrecht steht und ein 

 mittleres kreisrundes Diaphragma i von 10 cm Durchmesser besitzt. 

 Dieses Diaphragma kann durch eine Irisbleude durch Drehen an der 

 Handhabe h auf eine gewünschte Grösse verringert werden. Auf 

 der Messingplatte D befinden sich ausserdem die Metallklammern ÄVf, 

 ähnlich den Klammern auf Mikroskoptischen, aber entsprechend länger 

 und stärker. Sie sind nicht in D eingesteckt, sondern vermittels 

 einer längeren Schraube verschraubt. Einmal wird hierdurch ein 

 Herausfallen der Klammern verhindert, sodann aber ist es auch 

 möglich , durch Dreheu an den Schraubenköpfeu den Abstand der 

 Klammern - von der Platte D zu vergrössern , Avenn man nämlich 



