﻿XVI, 2. 



Behrens: Notizen über optische Projection I. 



VJo 



Präparate einsi)annen will, die mit dicken Sehutzleisteu versehen 

 sind. Man kann also Präparate verschiedensten Formates und ver- 

 schiedener Dicke benutzen; sind sie kleiner als das mittlere Dia- 

 phra.üraa, so muss man natürlich eine Spiegelglasplatte unterlegen. 

 Wenn es nöthig sein sollte, kann man in diesem Falle dadurch an 

 Licht gewinnen, dass man zwischen beide Platten Cedernholzöl bringt. 

 Um einer zu starken Erhitzung der Präparate während der 

 Projection vorzubeugen, ist der Ausschnitt der Platte D auf der 

 Rückseite durch eine in der Figur nicht sichtbare Glimmerplatte be- 

 deckt. Diese Glimmerplatte ist in einen mit Handhaben versehenen 



Messingring gefasst, welcher durch einen Bajonnet-Verschluss hinten 

 aufgesetzt wird. 



Anf meine Bitte hin hatte Herr Prof. Hermann die Güte , den 

 Apparat in Pjczug auf die Erhitzung der Präparate bei elektri- 

 schem Licht zu prüfen. Es kam eine ScHucKERTSche Lampe von 

 20 Ampere Stromstärke zur Verwendung. Herr Prof. Hermann 

 schrieb mir darüber Folgendes : 



„Was die eventuelle Erhitzung der Präparate bei elektrischem 

 Licht betrifft, so scheint die Gefahr nicht gross zu sein, und dürfte 

 die eingeschaltete Glimmerplatte genügen. Ich habe ein Präparat 

 zehn Minnten lang exponirt , ohne dass der Canadabalsam ge- 

 schmolzen ist. Das Präparat wurde natürlich tüchtig heiss , aber 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVI, 2. 13 



