﻿X\'l, 2. Behrens: Notizen über optische Projection I. I95 



Alle diese Systeme haben das Normalgewinde der mikrosko- 

 pischen Objectivsysterae ; sie lassen sich also am Mikroskoptubus 

 verwenden, wenn letzterer eine genügende Weite hat. Ich habe 

 jedoch eine eigene kleine Vorrichtung anfertigen lassen, um speciell 

 die WiNKEL'schen Systeme ohne Mikroskop an meinem Projections- 

 apparat verwenden zu können, vorausgesetzt, dass eine montirte 

 Irisblende wie die oben beschriebene vorhanden ist. 



Diese Vorrichtung wird an das Objectivquerbrett (Figur 3) des 

 Projectionsapparates angeschraubt, lässt sich also durch einen ein- 

 zigen Handgriff gegen das gewöhnliche Objectiv auswechseln. Sie 

 besteht aus zwei kurzen, in einander schleifenden Tubusstücken, von 

 denen der innere fest ist, während der äussere vermittels eines 

 Schneckenganges, einer sogenannten Archimedesschraube, gegen den 

 inneren verstellt werden kann. An das Vorderende des äusseren, 

 beweglichen Tubus ist ein nach innen ragender Hals angeschraubt, 

 der einen geringeren Durchmesser hat als das feste Tubusstück. 

 An dem unteren Ende des Halses befindet sich die Schraubenmutter 

 für das Objectiv, welches also mit seiner Frontlinse dem Condensor zu- 

 gekehrt ist. Das Ganze wird in das Objectivbrett eingesetzt. Die 

 grobe Einstellung gegen das auf der Platte D befindliche mikrosko- 

 pische Präparat geschieht durch den Triebkopf H, während die feine 

 Einstellung durch die Handliabe der Archimedesschraube bewirkt 

 wird. Es ist ferner eine Einrichtung vorhanden, um das Objectiv 

 in horizontaler und in verticaler Richtung zu centriren. — Ich 

 halte diese Einrichtung zumal dann für sehr empfehlenswerth, wenn 

 hinter einander eine grössere Zahl mikroskopischer Uebersichtsprä- 

 parate erst mit gewöhnlichem Projectiousobjectiv in ganzer Aus- 

 dehnung gezeigt werden soll, und dann aus jedem ein Stück mit 

 dem Mikroprojectionsobjectiv stärker vergrössert. In diesem Falle 

 wäre ein jedesmaliges Aufstellen und Fortnehmen des Mikroskopes 

 oder des mikroskopischen Projections- Vorsatzes mit grossen Umständ- 

 lichkeiten verknüpft. 



ist sie erforderlich, wenn man diese Systeme auch zu mikrophotographischen 

 Aufnahmen verwenden will. 



Göttingen, 17. Juli 18'J'J. 



13* 



