﻿XVI, 3. Referate. 353 



verwerthet wurde. So sind z. B. gewisse Fibringerinnsel so fein- 

 laserig, dass sie für die Beobachtung bei lOOmaliger Vergrösserung 

 sehr gewinnen, wenn sie durch Essigsäure homogenisirt werden. Wird 

 auf diese Weise auch nicht der Exponent des ursprünglichen P'ibrins 

 bestimmt, so können auf diesem Wege doch Zahlen gewonnen werden 

 (z. B. für gleichartig behandeltes Bindegewebe, fibrinoide Substanz 

 und Fibrin), die direct vergleichsfällig und diagnostisch verwerthbar 

 sind. Es fülirt dies zu einem Modus der Untersuchung, der die 

 grösste Variation der angewandten Reagentien zulässt, nicht nur für 

 die technische Anpassung der verschiedenartigen Objecte , sondern 

 ganz besonders für die qualitative Analyse der organischen Bildungen 

 kommen Reagentien der verschiedensten Gruppen in Betracht, inso- 

 fern ihre Bindung den Brechungsexponenten verschiedenartig ver- 

 ändert oder sich durch Extractiouen Reste ergeben , die wie die 

 natürlichen Substanzen die vergleichende Prüfung ihres Lichtbrechungs- 

 vermögens erlauben. 8chiefferdecker {Bonn). 



Heller, Zur Technik der Celloidineinbettung (Berliner 

 klin. Wochenschr., 1899, No. 17, p. 369 f.). 

 Verf. hatte zu einer Arbeit Schnitte durch Nagel, Nagelbett, 

 Knochen und Haut anzufertigen. Die in geeigneter Weise vor- 

 bereiteten Phalangen wurden in der Schuittrichtung auf Korke gelegt, 

 mit Stecknadeln fixirt; der Kork wurde in der oft ^2 ^^^ 1 ^^^ 

 betragenden Höhe des Präparats mit einem Papierrande umgeben, 

 das Kästchen dann mit Celloidin erfüllt. Es empfiehlt sich hierbei, 

 den Papierstreifen unter dem Mikrotomkork entsprechend zu falten 

 und mit Nadeln zu fixiren, um ein Auslaufen des Celloidins zu ver- 

 liindern. Das Starrwerden der grossen Celloidinmasse erfordert nun 

 eine recht lauge Zeit. Die Oberfläche des Celloidins erstarrt aller- 

 dings schnell, unter ihr bleibt das Celloidin aber lange flüssig. Bringt 

 man das Präparat in dünnen Alkohol, bevor die ganze Celloidinmenge 

 starr geworden ist, so erfolgt eine mangelhafte Einbettung, weil das 

 flüssige Celloidin leicht ausläuft, blasig wird etc. Lässt man das 

 Präparat zu lange an der Luft stehen, so wird das Celloidin zu 

 hart, so dass die Schnittfähigkeit leidet oder aufgehoben wird. Verf. 

 hat nun die Papierkästchen mit dem Präparate und dem die Celloidin- 

 masse tragenden Korke in eine Glasschale gebracht, in der sie durch 

 andere Korkstücke vor dem Umfallen geschützt wurden. Diese Glas- 

 schale wurde in einen verschliessbaren Cjdinder gesetzt, der einige 

 Centimeter hoch mit Spiritus gefüllt war. Das Celloidin erstarrte so 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVI, 3. 23 



