﻿'>9'> 



Referate. XVI, 2. 



Form , die audere ist eben. Auf der ersten liegt der Schlitten mit 

 zwei Stützpunkten auf, auf der zweiten mit einem Stützpunkte; er 

 ruht also im ganzen auf drei Stützpunkten. Diese liegen in der- 

 selben Horizontalebene wie die Messerschneide. Die Bewegung wird 

 auf den Schlitten durch eine Schnur ohne Ende übertragen, die 

 zwischen zwei Rollen ausgespannt ist und durch eine dritte , eine 

 Handhabe tragende Rolle in Bewegung gesetzt wird. Kehrt der 

 Schlitten zu seinem Ausgangspunkt zurück, so wird das Präparat 

 selbstthätig um eine bestimmte Grösse (von ^/^^ bis ^j^^ mm) gehoben. 

 Das Präparat ist in derselben Weise fixirt wie bei dem GuDDEN'schen 

 Mikrotom. Die Dimensionen (18 : 18 cm) erlauben eine ganze Hemi- 

 sphäre in beliebiger Richtung und eventuell auch zwei Hemisphären 

 auf einmal zu scheiden. Eine besondere Vorrichtung gestattet, 

 das Präparat um seine Verticalachse zu drehen, so dass man den 

 Schnitt an der günstigsten Seite beginnen lassen kann (mit Rücksicht 

 auf den Faserverlauf in der betreffenden Gegend). Mit diesem In- 

 strument, dessen Grösse geringer als die des GuDDEN'schen Mikro- 

 toms ist, erhält man sehr leicht absolut gleichmässige Schnitte. Frost 

 Präparate schneiden sich besser als mit dem GuDDEN'schen Mikrotom. 

 Man kann wenigstens 100 Schnitte anfertigen, bevor man das Messer 

 wieder schärft ; man kann den Schnitt direct beobachten. Das 

 Instrument wird angefertigt von Dumaige, constructeur opticien, o rue 

 des Poitevins , Paris. Der Preis ist nicht angegeben , beträgt aber, 

 wie ich erfahren habe, 850 Fr. ^ Sehiefferdecker (BonJi). 



Piorkowski , Ein neuer heizbarer Färbetisch (Deutsche 

 Med. Wochenschrift 1898, No. 20, p. 318). 

 Piorkowski hat einen besonders zur Färbung von Tuberkel- 

 bacillen-, Sporen- nnd Geisseipräparaten bestimmten heizbaren Färbe- 

 tisch construirt. Derselbe besteht aus einem viereckigen, schachtel- 

 artigen, flachen, geschlossenen Wasserbade mit vier kleinen Füssen. 

 Er wird durch eine ganz kleine Gasflamme geheizt. Der Dampf 

 entweicht durch einen kurzen Schornstein mit Tubus. Die Ober- 

 fläche des Wasserbades enthält acht quadratische Vertiefungen für 

 je ein Deckglas, welche mit den betreffenden Farblösungen gefüllt 

 werden. Eine Füllung des Wasserbades reicht für etwa 15 Minuten. 

 Sporen werden in 10 Minuten gefärbt. Sehr gut soll sich der kleine 

 Apparat zu Geisseifärbungen eignen. Die besten Resultate erhielt 



Vgl. auch diese Zeitschr. Bd. XVI, 1899, p. 50. 



