﻿^J50 Referate. XVI, 3. 



dahin zielen müssten , das snbjective Moment mehr einzuschränken, 

 als dies bei der üblichen Art der mikroskopischen Beobachtung ge- 

 schieht. Man findet in der Literatur sehr häufig Aeusserungen über 

 die ■ stärkere oder schwächere Lichtbrechungsfähigkeit bestimmter 

 Gewebstheile, aber es ist bisher nicht der Versuch gemacht worden, 

 Brechungsexponeuteu ihrer Bestandtheile zu messen und so ein wei- 

 teres, objectiv feststellbares Merkmal für die Diagnose zu gewinnen. 

 Verf. hat sich, wie er hervorhebt, im Anfang der neunziger Jahre 

 an eine Reihe der hervorragendsten Förderer der wissenschaftlichen 

 Optik mit der Bitte um Angabe eines für derartige Messungen ge- 

 eigneten Instrumentes gewandt. Es fand sich jedoch , dass keines 

 der damals gebräuchlichen , refractometrischen Verfahren zur An- 

 passung an die mikroskopische Untersuchung geeignet war. Einige 

 Jahre später hat er sich dann an Herrn Prof. H. Pringsheim in 

 Berlin gewendet. Der grossen Bereitwilligkeit und erfolgreichen Be- 

 schäftigung dieses mit der Aufgabe verdankt Verf. , wie er hervor- 

 hebt , den Apparat , welchen er dann des Näheren beschreibt. In 

 Bezug hierauf muss auf das Original verwiesen werden. Es handelt 

 sich um ein I n t e r f e r e n z r e f r a c t o m e t e r. Verf. hat den Ap- 

 parat unter Beihülfe des wissenschaftlichen Mitarbeiters der Firma 

 Franz Schmidt u. Hänsch , Herrn Dr. F. F. Marxens , dem mikro- 

 skopischen Gebrauche angepasst. Als Lichtquelle wurde Zirkonlicht 

 benutzt. Der Apparat ermöglicht die Bestimmung des Brechungs- 

 expouenten irgend eines mikroskopischen Objectes dadurch, dass der 

 Abstand der in ihm sichtbaren dunkeln Streifen von den dunkeln 

 Streifen des einen der im Präparate befindlichen Medien mit be- 

 kannter Brechung gemessen und ebenso der Abstand der dunkeln 

 Streifen beider bekannten Medien von einander ermittelt wird. Zu 

 diesem Zwecke müssen in jedes Präparat zwei Medien eingeführt 

 sein , deren Exponent entweder schon von vorn herein bekannt ist 

 oder durch einen besonderen Versuch festgestellt wird. Keine 

 Schwierigkeit macht es, in jedem Präparate Luft mit dem Brechungs- 

 exponeuten 1 zu haben. Für albuminöse Substanzen ist dann eine 

 mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit zuzusetzen, z. B. Olivenöl, 

 dessen Lichtbrechung mit einem der gebräuchlichen Refractometer, 

 im Groben oder auch mit dem vorliegenden Apparat bestimmt wird. 

 Letzteres geschieht sehr einfacli durch Anfertigung eines Präparates 

 aus je einem Tröpfchen Oel und destillirtem Wasser (n = 1*333). 

 Bringt man beide Substanzen mittels Glasnadeln oder feiner Platinösen 

 dicht neben einander auf den Objectträger und deckt mit dem Deck- 



