32S Instrumente, Präparations- n. Conservations-Methoden. 



Glyceria flaitans (L.) R. Br. scheint, wie Mohr angiebt, 

 recht gewöhn licli zu sein. Zu den angegebenen Standorten 

 kann Vortr. Famien auf Suderö und Thorshavn fügen. Die 

 Pflanze wurde auch an anderen Orten bemerkt, aber diese sind 

 nicht notirt. 



G. maritima (Huck.) Wahlb. f wuchs in grosser Menge am 

 Strande etwas nördlich von der Schanze bei Thorshavn, wo sie 

 merkwürdiger Weise früher nicht entdeckt worden ist. 



Triodia decumbens (L.) Beauv. fast überall auf Moorboden. 



Phragmites communis Trin. Selletrc auf Osterö (steril). 



Isoetes echinospora Dur. Im See Toftevatn auf Osterö. 



Equisetum fluviatile L. var. limosum (L.), im See auf Vägs Eide. 



Instrumente, Präparations- und Conservations- 



Methoden etc. 



Koch, L., Mikrotechnische Mittheilungen. III. (Jahr- 

 bücher für wissenschaftliche Botanik. XXIX. Berlin 1896. p. 30 



bis 74.) 



Im ersten Abschnitt dieser Arbeit beschreibt Verf. in bekannter 

 Ausführlichkeit ein von Jung in Heidelberg construirtes Mikrotom, 

 welches sich im Princip an das englische Cathcurt improved 

 microtom anlehnt. Wie bei dem genannten Vorbilde befindet sich 

 das zu schneidende Object in einem Metallcylinder, der durch 

 eine Mikrometerschraube gehoben wird. Der Vorzug der neuen 

 Construction besteht in der mechanischen Messerführung ; dieselbe 

 ist auf einfache Weise erreicht. An einem eisernen Gestell, das 

 zur Befestigung des ganzen Apparates am Arbeitstische dient, ist 

 der erwähnte Objecthalter angebracht und ausserdem ein um die 

 verticale Achse drehbares Metallstück, welches an einem horizon- 

 talen Arm nach der einen Seite das Messer, nach der anderen Seite 

 einen Handgriff trägt, der zur Bewegungdes Messers dient. Das 

 Messer ist kräftig, keilförmig und lässt sich durch eine Schraube 

 gut fixiren. 



Zur Befestigung der Objecte sind dem Instrument zwei Metall- 

 hülsen beigegeben; dieselben sind so eingerichtet, dass durch eine 

 seitlich angebrachte Schraube die zu bearbeitenden Stücke zwischen 

 zwei Metallplatten gepresst werden. Der eine Cylinder ist für 

 Paraffinmaterial bestimmt und hat etwa halbkreisförmigen Quer- 

 schnitt ; der andere, für festere Materialien, besitzt rechteckige Form 

 zwischen den gegen einander verschiebbaren Metallplatten. Diese 

 Objecthalter werden nun in die bereits erwähnte Metallhülse hinein- 

 geschoben und durch Drehung der Mikrometerschraube beliebig 

 gehoben. 



Der Hauptmangel an dem Instrument liegt, wie bereits von 

 anderer Seite betont wurde, darin, dass das Messer einen Kreisbogen 



