296 Instrumente, Präparations- u. Conservations -Methoden. 



nur mit frischbereiteten Lösungen v.' lüg befriedigende Resultate 

 und verfährt neuerdings in der Weise, dass er etwa alle 4 — 5 

 Tage eine frische Mischung von 3 Theilen Nelkenöl, das nicht zu 

 lange am Licht gestanden haben darf und möglichst hell sein muss, 

 und 2 Theilen Collodium, das lange ruhig gestanden und sich voll- 

 kommen geklärt hat, bereitet. 



Als Einschlussmittel benutzt Verf. Damarlack, der in 

 Xylol gelöst ist. Um aber die sonst zuweilen nach längerer Zeit 

 eintretende Trübung des Damarlacks zu verhindern, empfiehlt er, 

 das Deckgläschen vor dem Auflegen über der Flamme zu erwärmen. 



Zimmermann (Tübingen). 



Zoth, 0., Ein einfacher Deckglashalter. (Zeitschrift für 

 Wissenschaft]. Mikroskopie. Bd. XL 1994. p. 149). 



Der beschriebene Apparat besteht aus einem entsprechend 

 gebogenen Blechstreifen und dient dazu, das Deckglas bei den 

 verschiedenen auf demselben vorzunehmenden Manipulationen (wie 

 Ausstreichen, Trocknen, Erhitzen, Färben etc.) bis zum Aufsetzen 

 auf den Objectträger festzuhalten. 



Zimmermann (Tübingen). 



Kolossow, A., Ein neuer Apparat zur Paraffineinbettung 

 der Objecte. (Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie. 

 Bd. XL 1894. p. 154—162). 



Verf. bringt die in Paraffin einzubettenden Objecte zunächst 

 bei c. 36° in eine gesättigte Lösung von Paraffin in Xylol, dann 

 bei c. 45° in leicht schmelzendes Paraffin und schliesslich bei 

 52 — 53° in schwer schmelzbares Paraffin. Der in der vorliegenden 

 Mittheilung beschriebene Apparat dient nun dazu , diese drei 

 Temperaturen gleichzeitig zu erzeugen. Er besteht im Wesentlichen 

 aus einem doppelwandigen Kupferkasten, der mit Wasser gefüllt 

 ist, dessen Temperatur mit Hilfe eines Termostaten auf c. 53° ge 

 halten wird. Die gleiche Temperatur erhalten dadurch auch 4 in 

 den Kasten hineingeschobene Schiebläden aus vernickeltem Kupfer- 

 blech, in welche die einzubettenden Objecte schliesslich gebracht 

 werden. 



Auf diesem Kasten befindet sich ferner zunächst ein von Luft 

 gefüllter zweiter Kasten, in dem eine Schieblade angebracht ist, 

 in der eine Temperatur von c. 45° herrscht. Auf der oberen Platte 

 dieses Kastens steht dann schliesslich noch ein dritter, einfach- 

 wandiger, dessen Temperatur durch eine Reihe nach Belieben zu 

 verengernder Löcher so regulirt werden kann, dass dieselbe c. 37° 

 beträgt. 



Der Preis des Apparates beläuft sich auf c. 200 Mark. 



Uebrigens dürfte derselbe nach Ansicht des Verf. dem c. 5mal 



billigeren Rosen'schen Apparate gegenüber keine wesentlichen 



Vortheile bieten. 



Zimmermann (Tübingen). 



