— i3o — 



Il est prudent de forcer légèrement la teinte des verres parce qu'il est facile, 

 après essai au colorimètre, de l'affaiblir en passant dans un bain formé par une solu- 

 tion d'hyposulfite de soude à laquelle on a ajouté quelques gouttes d'une solution 

 saturée de ferricyanure de potassium. Un ou deux essais permettent d'atteindre exac- 

 tement la teinte voulue. 



En mélangeant successivement 2, 4, 6... 20, 3o, 40cmcb de la solution type 

 noire avec 98, 96, 94... 80, 70, ôocmcb d'eau, on obtient, toujours sous l'épaisseur 

 de 10 mm, les liqueurs types des degrés de tonalité marqués 2, 4, 6... 20, 3o, 40 T. 

 On se procure les verres gélatines colorés conformes, en procédant comme précé- 

 demment. Il y aura avantage à commencer cette fabrication par les numéros élevés 

 parce que, dans le cas où une plaque aurait été trop baissée, elle servirait immédia- 

 tement ou, en cas de besoin, après une nouvelle baisse, à constituer un numéro 

 inférieur. 



L'instrument à l'aide duquel on utilise ces verres est des plus simples. Il consiste 

 en un tube de laiton long de 1 1 cm avec un diamètre de 3omm. L'une des extrémités 

 est fermée par une lame métallique soudée et portant en son centre une ouverture 

 circulaire de 4 mm de diamètre servant d'œilleton. La lame métallique fermant 

 l'autre extrémité est percée d'une ouverture rectangulaire de 7 x i5 mm. En avant 

 de cette dernière est soudé un petit châssis métallique à double glissière dont chacune 

 peut contenir deux verres gélatines. Une sorte de couvercle, lorsque les verres sont 

 introduits, les empêcherait de tomber si l'instrument était retourné par inadvertance. 

 Pour mesurer la coloration d'une eau de mer ou d'une eau douce, on immerge 

 le miroir à 45° et on compare la teinte aperçue avec celle d'un numéro de la série M 

 ou de la série U, introduit dans le châssis et observé sur un fond blanc tel qu'une 

 serviette ou une assiette suspendue à distance. Dans certaines circonstances où l'on 

 pourrait avoir intérêt à assourdir la nuance, on obtiendrait une meilleure imitation 

 de la couleur de l'eau en plaçant en avant du verre coloré choisi, un verre de la série 

 T, d'un faible numéro. 



Je me suis servi de la série T pour évaluer l'intensité d'une source lumineuse, 

 celle du soleil ou, tout simplement pour mesurer la luminosité du ciel. Il suffit 

 d'éteindre la source de lumière au moyen d'un ou plusieurs numéros de la série. On 

 note la luminosité du ciel en le regardant directement et en interposant des verres 

 jusqu'au moment où la fente rectangulaire cesse d'apparaître. Ou bien encore, dans 

 ce dernier cas, on visera un disque blanc de 3ocm de diamètre portant à 10cm de 

 son centre un cercle noir ayant 5 cm de diamètre. On interpose des verres jusqu'à ce 

 qu'il devienne impossible de distinguer le rond noir. Pour éviter toute auto-sugges- 

 tion, le disque est percé en son centre d'un petit trou à travers lequel passe un clou. 

 On fixe verticalement le disque et, au moment de la visée, on le fait tourner de 

 manière à ignorer à quel endroit se trouve le rond noir à éteindre. Cependant pour 

 l'évaluation de la luminosité générale, je préfère viser le ciel et rendre invisible la 

 fente du tube colorimétrique par interposition de verres de la série T. 



