230 Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 



Paraffin wird dabei dauernd auf ungefähr 48°, das schwer schmelz- 

 bare Paraffin auf ca. 60° erhitzt. Um nun aber jederzeit derartige 

 Temperaturen zur Verfügung zu haben, hat Verf. einen besonderen 

 Paraffinofen construiren lassen, der gleichzeitig auch noch die zum 

 Aufkleben der Schnitte auf dem Objectträger erforderliche Temperatur 

 von 32 — 36° liefert. Das Aufkleben der Schnitte führt nämlich 

 Verf. nach der schon mehrfach empfohlenen Methode aus, nach der 

 man die Schnitte einfach auf dem Objectträger auf einem Tropfen 

 Wasser oder öOprocentigem Alkohol schwimmen lässt, den man 

 unter Erwärmung auf 32 — 36° allmählich verdunsten lässt. 



Der vom Verf. empfohlene Paraffinofen besteht aus drei 

 übereinanderstehenden Theilen. Von diesen dient der untere aus 

 Eisenblech gefertigte zur Aufnahme der aus zwei Mikrobrennern 

 gebildeten Heizvorrichtung. Der mittlere Raum wird durch einen 

 doppelwandigen kupfernen Kasten gebildet, dessen Wandung mit 

 Wasser erfüllt wird. In dieses taucht ein Thermoregulator, mit 

 Hülfe dessen die Temperatur des Wassers auf 60° gehalten wird. 

 In diesen Kasten kommen die mit dem schwer schmelzbaren Paraffin 

 gefüllten Glasgefässe. Der oberste Theil des Apparates wird wieder 

 von einem aus Eisenblech bestehenden Kasten gebildet, dessen 

 Temperatur durch entsprechendes OefFnen von seitlich angebrachten 

 Reihen von Luftlöchern auf 32 — 36° gehalten wird. Drei in diesem 

 Kasten befindliche Borten dienen denn auch zur Aufnahme der 

 Objectträger, auf welchen das Aufkleben der Schnitte erfolgen 

 soll. Da nun aber ferner der Boden dieses Raumes von der mit 

 Wasser gefüllten oberen Wandung des mittleren Kastens gebildet 

 wird, so würden auf diesen gestellte Gefässe annähernd die 

 Temperatur von 60° annehmen. Um nun aber hier die gewünschte 

 Temperatur von ca. 48° zu erhalten, bringt Verf. auf den kupfernen 

 Boden eine Papphorde, die aus dünnen Pappscheiben und zwischen 

 denselben liegenden Streifen aus dem gleichen Material zusammen- 

 genagelt ist. Der Apparat ist vom Klempnermeister F. Scholz, 

 (Breslau, Alte Taschenstrasse) zum Preise von 37 Mark zu be- 

 ziehen. 



Zimmermann (Tübiugen). 



Nicolle et Morax, Technique de la coloration des cils; 

 cils des vibrions choleriques et des organismes 

 voisins, cils du bacille typhique et du B. coli. (Annales 

 de l'Institut Pasteur. 1893. p. 554—562.) 



Das Löffler'sche Verfahren der Cilienfärbung wird durch 

 den Umstand complicirt, dass die Beizflüssigkeit mit für die einzelnen 

 Bakterienspecies verschiedenen Mengen von Säure resp. Alkali ver- 

 setzt werden muss. Verff. finden nun, dass die Beizflüssigkeit auch 

 ohne solche Zusätze in der gleichen Weise wirkt, nur muss das 

 Präparat einige Mal mit ihr erwärmt und dazwischen mit Wasser 

 abgewaschen werden ; es wird eine genaue Vorschrift zur Anwendung 

 des von den Verff. modificirten Verfahrens der Cilienfärbung 

 gegeben. 



