Botanische Gärten. — Instrumente. 363 



Brunchorst, J., Die Laboratorien und die Maschinen- 

 einrichtung der biologischen Station in Bergen. 

 (Bergens Museums Aarbog. 1893. p. 3—8. PI. I, II.) 



Auf diese Beschreibung der in der genannten Station benutz- 

 ten Aquarien, Seewasserpumpen u. dergl. mögen die, welche sich 

 dafür interessiren, hiermit aufmerksam gemacht sein. Die Pump- 

 vorrichtung ist durch eine besondere Zeichnung erläutert. In der 

 folgenden, norwegisch geschriebenen Abhandlung gibt Verf. Tabellen 

 über die Verhältnisse der Luft- und Wassertemperatur und des 

 Salzgehaltes in Puddefjord (Bergen). 



Möbius (Frankfurt a. M.). 



Instrumente, Präparations- und Conservations- 



Methoden. 



Zettnow, Ein Apparat zur Cultur anaerober Bacillen. 

 (Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XV. Nr. 

 17. p. 638—642.) 



Der von Zettnow construirte Apparat bestellt aus einer unten 

 16, oben 18 cm Durchmesser haltenden Blechschale mit schrägen 

 5 cm hohen Wänden, an deren Aussenseite 2 kleine Haken ange- 

 bracht sind. Der grösste Theil des Bodens (12 cm Durchmesser) 

 ist entfernt und durch eine aufgekittete Glasscheibe ersetzt. In der 

 Schale steht ein kleines Tischchen von 3 cm Höhe und 13 cm 

 Durchmesser, dessen Seitenwände aus durchlöchertem Blech, dessen 

 Platte aus Glas besteht, und auf dem eine Doppelschale der üb- 

 lichen Art, sowie ein Behälter für alkalisches Pyrogallol Platz finden. 

 Ueber den Tisch wird eine Blechglocke von 14,5 cm Durchmesse^ 

 mit geraden 7 cm hohen Wänden und eingekitteter Glasplatte gestülpt. 

 An der einen oberen Ecke trägt dieselbe behufs Zuleitung von Wasser- 

 stoff einen eingelötheten Messinghahn, an der entgegengesetzten unteren 

 aber ein dünnes, bewegliches, rechtwinkelig gebogenes Ableitungs- 

 rohr aus Glas, dessen kürzerer Schenkel 2 cm lang ist, während 

 der andere 7 — 8 cm misst. Man setzt dieses Rohr mit Hülfe eines 

 durchbohrten und mit Paraffin getränkten Korkes fest in ein in der 

 Wand der Glocke gelöthetes Messingrohr von 12 — 15 mm Länge 

 und Durchmesser ein und kann ihm alsdann jede beliebige Stellung 

 geben. Zum Auffangen des abtropfenden Paraffins endlich, sowie 

 überhaupt zur Vermeidung von Schmutzereien dient ein 30 — 35 cm 

 im Durchmesser haltender Zinkteller mit aufgebogenen Rändern. 

 Der Kitt muss erst 8 Tage lang an einem warmen Orte getrocknet und 

 hierauf bezüglich seiner Dichtigkeit geprüft werden. Zur Entwick- 

 lung des Wasserstoffs verwendet man am besten eine gewöhnliche 

 Gasentbindungsflasche von 1,5 1 Inhalt und zum Waschen desselben 

 je eine Flasche mit alkalischer Blei- und Pvrogallollösung. Soll 

 der Apparat benutzt werden, so giesst man in gewöhnlicher Art 

 die Platten, stellt alsdann während des Erstarrens der Gelatine die 



