Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methodeu. 



285 





ins Auge gelangen. Dem neuen Apparate sind nun aber zwei 

 derartige Würfelchen beigegeben, die, entsprechend der ver- 

 schiedenen Grösse der Austrittspupille des Mikroskops bei schwacher 

 und starker Vergrösserung, verschieden weite Oeffnungen in dem 

 Silberbelag besitzen. Diese Würfelchen befinden sich, wie Fig. 2 

 zeigt, in einer Metallhülse P und können leicht vom Apparate ent- 

 fernt und gegen einander ausgetauscht werden. 



Zur Abstufung der Helligkeit 

 der beiden Bilder dienen ver- 

 schieden intensiv gefärbte 

 Rauchgläser; dieselben befin- 

 den sich einerseits in den Oeff- 

 nungen der Kappe R (Fig. 1 

 und 2) zwischen dem Würfel- 

 chen und dem grossen Spiegel 

 und anderseits in der Scheibe ^M 

 B unterhalb des Würfelchens. 

 Soll zur Correction der Re- 

 fractionsfehler des Auges ein 

 Brillenglas eingeschaltet werden, 

 so wird dasselbe in eine Aus- 

 drehung in der Decke der 

 Rauchglaskappe R eingelegt und Figur 2. 



corrigirt in dieser Weise sowohl das mikroskopische Bild, als auch 

 dasjenige der Zeichenfläche. 



Sehr zweckmässig ist es ferner, dass der Apparat eine beträcht- 

 liche Höhenverschiebung des Würielchens zulässt, so dass er mit 

 jedem beliebigen Ocular verwandt werden kann ; der Apparat 

 wird nämlich einfach mit Hilfe des Klemmringes K durch Anziehen 

 der Schraube S am Tubus befestigt. Nach Einstellung der Höhe 

 wird die genaue Centrirung des Würfelchens mit Hilfe der 

 Schrauben H und L ausgeführt; von diesen bewirkt die erstere 

 eine Bewegung von vorn nach hinten, die andere eine solche von 

 rechts nach links. 



Der grosse Spiegel A befindet sich an einem 10,5 cm langen 

 Arme , so dass auch Zeichnungen von erheblicher Grösse auf 

 horizontaler Unterlage ausgeführt werden können, ohne dass Ver- 

 zerrung einträte. Der Spiegel ist so befestigt, dass er bei der 

 hierzu erforderlichen Neigung von 45 ° gegen einen Anschlag an- 

 stösst, während er andererseits bis zur Horizontalen gedreht 

 werden kann. 



Zur ungestörten Beobachtung des mikroskopischen Bildes 

 lässt sich schliesslich der ganze über dem Ocular befindliche 

 Theil des Apparates urn die Axe Z leicht bei Seite drehen, so 

 dass er in die in der Figur 1 gestrichelt dargestellte Lage gelangt. 

 Nach dem Zurückdrehen wird er in der centrirten Stellung durch 

 Einschnappen eines äusserlich nicht sichtbaren federnden Stiftes 

 festgehalten. 



Zimmermann (Jena). 



