286 



Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 



Czapski, S., Beleuchtungsapparat mit herausklapp- 

 barem Condensor und Iris-Cylinderblendung. (Zeit- 

 schrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische 

 Technik. Bd. XL 1895. p. 433—440.) 



Dass bei der Beleuchtung mit und ohne Condensor auch dann, 

 wenn die Apertur in beiden Fällen die gleiche ist, in den mikro- 

 skopischen Bildern gewisse Unterschiede vorhanden sind, ist nach 

 den Ausführungen des Verf.'s einerseits auf den Lichtverlust 

 zurückzuführen, der durch die an den Condensorlinsen eintretenden 

 Reflexionen hervorgerufen wird ; andererseits kann auch das durch 

 die gleiche Ursache mit in's Sehfeld gelangende Nebenlicht eine 

 gewisse Verschleierung des Bildes zur Folge haben. Schliesslich 

 ist mit der Vermehrung der Convergenz der Beleuchtungskegel 

 nothwendig eine Verringerung des beleuchtenden Feldes verbunden. 

 Der letzere Umstand macht sich nun namentlich bei Anwendung 

 schwächerer Vergrösserungen störend bemerkbar und lässt es 

 wünschenswerth erscheinen, den Abbe'schen Condensor, der ja 

 überall da, wo es sich um die Beobachtung gefärbter Präparate 

 bei starker Vergrösserung handelt, unentbehrlich ist, leicht und 

 schnell ausschalten zu können. Dieser Zweck wird nun durch den 

 vom Verf. beschriebenen Apparat, der sich auch nachträglich an 

 jedem grösseren Mikroskop von C. Zeiss anbringen lässt, in sehr 

 zweckmässiger Weise erreicht. Derselbe besteht, wie die beistehende 

 Figur erkennen lässt, aus der in die Schiebhülse der Stative 



passenden Hülse S, an der mit Hilfe des Lappens L.das Condensor- 

 system C befestigt ist. Dieses kann mit Hilfe des Hebelchens H 

 um die Axe QR nach unten geschlagen und dann um die Axe Z 

 seitwärts herausgedreht werden, so dass es in die in der Figur 

 dargestellte Lage gelangt. Diese Manipulation lässt sich natürlich 

 innerhalb sehr kurzer Zeit ausfuhren. Zuvor muss nur der am 

 Stativ befindliche Diaphragmenträger bei Seite geschlagen werden, 

 während der Spiegel unverrückt an seinem Platze bleiben kann. 

 Will man nach Ausschaltung des Condensors den Beleuchtungs- 

 kegel einengen, so geschieht dies mit der mit Hilfe des Knöpfchens K 

 auf und zu zu ziehenden Iris-Cylinderblendung. Bei dieser 



