— 97 — 



NOTE SUR LES INSTRUMENTS MÉTÉOROLOGIQUES. 



Le degré de confiance qu'on doit accorder 

 aux observations consignées dans les tableaux 

 suivants, tenant plus encore à la qualité qu'au 

 nombre, je me fais un devoir de joindre ici 

 l'énumération et la description des instruments 

 qui ont été employés ; d'indiquer leur position 

 et le mode d'observation, ainsi que les correc- 

 tions que j'ai dû faire subir aux résultats numé- 

 riques pour les rendre exacts , comparables 

 entre eux et à ceux obtenus dans d'autres pays ; 

 enfin, les limites des erreurs possibles. 



BAROMÈTBlS. 



L'instrument employé dans nos observations 

 est un baromètre à cuvette mobile (n" 42) de 

 Bunten. 11 a été comparé à celui de l'Observa- 

 toire national de Paris et trouvé très exact. 

 En conséquence, aucune correction n'est néces- 

 saire relativement à son équation. 



Pour la réduction à zéro de la colonne de ce 

 baromètre, dont l'échelle est gravée sur le tube 

 même, je me suis servi des coefficients suivants: 

 Dilatation cubique du mercure : 



