— 98 — 



(D'après Petit et Dulong) pour 100". . 0,0180180 

 Dilatation linéaire du verre : 



(D'après Regnanlt) pour 100° 0,0008333 



Dilatation de la colonne mercurielle 



pour 100° 0,0171847 



pour V 0,0001718 



Hauteur observée réduite à zéro : 



H z h — h (0,0001718) .T 

 h, étant la hauteur lue sur l'échelle de l'instrument ; 

 T, la température donnée par son thermomètre. 



En comparant celte formule à celle qui a 

 servi à M. Delcros pour la formation des tables 

 de réduction à zéro qu'il a données dans l'An- 

 nuaire météorologique de la France pour 1849, 

 je trouve que le rapport entre les deux cor- 

 rections est : 



h (0,0001714). T 0,0001714 _ , ^^, 

 h (0,0001614). ï ~ 0,0001614 " ' 

 nombre par lequel j'ai multiplié tous les résultats 

 fournis par les tables de M. Delcros pour les 

 hauteurs correspondantes aux températures 

 observées. 



— J'ai déterminé la correction relative à la 

 capillarité, d'après les données suivantes : 

 r Diamètre extérieur du tube, entre 



700 et 800""". =: 10°"". 



Diamètre intérieur calculé d'après le 

 procédé donné dans la météorologie 

 de Kaemlz. . . . .*uiu-.. 7""". 86 



