-46 ELEVATION DE CUAMBERY 



conclii que les echelles des trois barometres ne ren- 

 fermaicnt pas d'erreurs sensibles , exceple celle qui 

 pouvait dependre de la position du zero. 



J'ai reconnu en effet que le barometre du grand 

 Seminaire contient une erreur de ce genre. Voici 

 quelle est a tres-peu pres la quotite de celte erreur. 

 Le barometre de Bunten du College des RR. PP. 

 Jesuites , a Chambery , a 6te envoye a Paris , ou il 

 a ete compare par M. Eugene Bouvard , le l^"" mars 

 1841, avee celui de I'observatoire de eetleville. Le 

 raeme barometre du College de Cbambery a et6 

 compare avec celui du grand Seminaire immediate- 

 ment avant et apres le voyage de Paris ; il en est re- 

 sulte qu'il fallait retranclier 0™™ 9 au barometre du 

 grand Seminaire pour le rapporter a celui de I'ob- 

 servatoire de Paris. 



D'un autre cote j'avais deja determine le rapport 

 du barometre de I'observatoire de Geneve avec celui 

 du grand Seminaire de Chambery. J'ai transports 

 celui-ci a I'observatoire de Geneve le 22 aoiit 1840; 

 je I'ai place a cote du barometre de cet observa- 

 toire et a la meme hauteur , et apres un temps suffi- 

 sant pour que le thermometre fixe au barometre ait 

 pris la temperature dulieu, j'ai fait quatre observa- 

 tions, dontla moyenne a fait voir que le barometre 

 de Chambery marque 0™"" 741 de moins que celui 

 de Geneve. 



