AU-DESSUS Dli LA MKU. 73 



Soil h la hauteur que marque le barometre lorsquc 

 le zero de rechelle coincide avec le niveau du nier- 

 cure dans la cuvetle ; lorsque la hauteur indiquee par 

 I'instrument sera h', celle-ci sera trop forte ou trop 

 faible , suivant que h' sera plus petit ou plus grand 

 que h , et il sera necessaire de lui appliquer une cor- 

 rection effale a ^' — ^ . 



16 



Le barometre que M. Raymond observait k Nezin 

 est un excellent barometre de Fortin. Le tube de verre 

 est renferme dans un tube de cuivre , sur lequel est 

 gravee I'echelle ; il est muni de son vernier. 



D'apres les notes que Mgr Billiet m'a communi- 

 quees , ces deux barometres ont ele compares a deux 

 cpoques diff«5renles : la premiere comparaison a eu 

 lieu en fevrier 1822. Par une moyenne de 16 obser- 

 vations simultanees , on Irouve : 



Bar. Lerebours = lUS"""' 262 a H- 9° 5'. 

 Bar. Fortin = 748""" 2S6 a + 9° 9. 



Pour r(iduire a 0° , je me suis servi du coefficient 

 5^50 pour le premier , qui a une monture en bois ; 

 et du coefficient 0,000163 pour le barometre Fortiu, 

 dont la monture est en cuivre ; il vient ainsi : 



Bar. Lerebours = 746""" 981 a 0". 

 Bar. Forliu = 747""" 049 a 0°. 



La seconde comparaison a ete faite en mars 1826; 

 10 observations simuKanccs ont donne eu moyenne : 



