m 



Physique. — Dausuu premier travail sar les instruments dc 

 raesure pour I'electricitc a haute tension, M. Marie Davy est 

 arrive aux conclusions suivantes : 



I. La distance explosive d'une balterie electrique, mesuiee a 

 l'aide du dechargeur mieromelrique aJopte par M. G. Ricss et 

 par M. Miisson, est independante : „ 



1° Du diamelre des boules du dechargeur, celles-ci variant 

 dans les limites tV m * i 8 a 35 mm ,5 de diametrc ; 



2° De la nature de ces boules ou de leur surface; 



3° De l'etat de ces surfaces, du moins lorsque quelques pre- 

 mieres deeharges ont moditie ces surfaces aux points ou part 

 l'etiucelle; 



4° De l'etendue du circuit que doit traverser l'electrite pen- 

 dant la decharge. 



II. Cette distance explosive est proporlionneile a la pression 

 atmospheriquc dans les limites de pression de 103 1""", et 

 140 mm ,2 de mercure. 



III. Elle varic avec la temperature en taut que cette tempe- 

 rature est liee a la densite de fair, en sorte que la distance 

 explosive varie proportionnellement a la densite de l'air, du 

 moins dans les limites de temperature 5° et 40°, 3 centigrades. 



IV. La distance explosive est sensiblement independante de 

 l'etat hygrometrique de l'air aux temperatures de 10" a 11°. 



M. Marie Davy en couelut que le dechargeur micromelrique 

 peutservir d'instrument normal demesuredesdensites du lluide 

 electrique, pourvu que Ton ait soin de corriger ses indications 

 de Pinfinence des variations de densite apportees a l'air par la 

 temperature et la pression. 



II prend pour unite de densite du fiuide electrique la densite 

 dc ce fluidc sur la boule positive du dechargeur au moment oil 

 part I'etincelle dans un air see a zero d: gre sous la pression 

 760""". II pense que les electrometres a eadran devront toujours 

 elre rejetes qu;md il sera possible ; que, dans les eas oil leur em- 

 ploi sera indispensable; il sera necessaire de les graduer prea- 

 lablcmcnt par comparaison et sur plan , avee un dechargeur 

 micrometrique. 



Hvdrauuque. — M. Lefort, ingenicur en chef des ponts et 

 chaussees , donnc lecture d'un memoire sur la determination 



