22 



qu'on ne saurait le faire par un essai au creuset qui exige plu- 

 sieurs heures. 



Pour eviter a 1'opdrateur la moindre fatigue, M. Cauvy se 

 procure le vent necessaire a l'alimentation de son chalumeau au 

 moyen d'un petit soufflet a pedale comme on le fait du resto 

 dans les appareils dits lampe d'eraailleur ; mais comme les mains 

 de 1'operateur se refuseraient bientot a tenir d'une maniere fixe 

 le chalumeau et le charbon sin lequel le dard de la flamme est 

 dirige, l'appareil de M. Cauvy se compose d'un plateau rectan- 

 {julaire en fer blanc, au-dessous duquel sontfixees deux coulisses 

 horizontales du meme m£tal qui servent a diriger Tune une 

 lampe a huile dite de Berzelius, I'autre un demi-cylindre creux 

 destine" a supporter le charbon. La lampe et le porte-eharbon sont 

 fixes chacun sur une gaine qui pcut coulisser le long d'une cre- 

 maillere de cuivre a 1'aide d'un pignoua bouton. Au moyen de 

 cette disposition ces deux parties de l'appareil peuventetre mues 

 chacune dans deux directions au moyen de la coulisse dans la- 

 quelle elles sontengagees par le pied qui sert de support a la cre- 

 maillere et verticalement au moyen de la cremaillereelle-meme. 

 Rien n'est plus aise des-lors que de placer I'objet sur lequel on 

 veut agir, non-seulement dans le dard de la flamme , mais encore 

 dans telle ou telle partie du dard. Ce petit systeme est place en 

 avant d'un chalumeau en cuivre dispose de telle sorte que son 

 bee peut prendre toutes les directions desirables. Le tout est 

 fixe au-dessus d'une caisse en bois dans laquelle est renferme un 

 soufflet cylindrique a pedale. Les pieces exterieures peuvent etre 

 demontees et placees dans la caisse. 



M. Cauvy a substitud a la regie d'Harcort et de Plattner em- 

 ployee dans lesessais docimasiquesun micrometre transparent, 

 et, a la loupe, le microscope d'un faible grossissement. On 

 evite ainsi de detacher le bouton de la coupelle et Ton peut eva- 

 luer son diametre avec une rigueur qui comporte a peine une 

 erreur possible inferieure a^" 11 ".!! sufiit en effet de placer la 

 coupelle elle-meme usee sur les bords, afin que le booton soit 

 mieux ^clairesur le porte-objet et sur le prolongement de I'axe 

 de l'objectif dont on connait deja le grossissement. L'imagc du 

 bouton est recue sur le micrometre transparent. Le microscope 

 employe donno un grossissement de huit fois et le micrometre , 



