DE l'aCADEMIE DES SCIENCES. 3 I 



est ferme ; le gaz oxigene seul a acces dans le foyer au centre 



duquel lc combustible est place d'avance Enfin la cbeminee 



qui termine le serpentin etpar ou s'ecoulent les produits gazeux 

 de la combustion , est mise en communication avec un grand 

 gazometre gradue destine a les recevoir apres qu'ils out traverse 

 une serie d'appareils propres a retenir la vapeur d'eau et l'acide 

 carbonique dont ils peuvent etre melanges. — Le calorimetre 

 tout entier est soutenu par trois pieds en verre, au centre d'une 

 cave artificielle formee de deux grands tonneaux concentriques; 

 l'intervalle compris entre leurs parois est detoutes parts rempli 

 d'eau froide sans cesse renouvelee par une source alimentaire et 

 entretenue ainsi a une temperature constante. 



Pour mesurer la temperature de l'eau du calorimetre , ou se 

 sertde trois tbermometres a mercure, savoir : un tbermometre 

 ordinaire a Jong reservoir et deux grands thermometres apoids, 

 gradues d'avance avec le plus grand soin. Leur disposition dans 

 le calorimetre est la suivante : L'bemispbere superieur de la 

 spbere enveloppante est perce de trois trous dans lesquels sont 

 soude's trois tubes en fer , fermes par le bas , qui descendent 

 dans l'eau du calorimetre entre les spires du serpentin. Ges 

 tubes en fer recoivent du mercure dans lequel plongent les re- 

 servoirs des trois tbermometres. La comparaison des tempera- 

 tures que ces trois instruments fournissent , donne a cbaque 

 instant, par une moyenne, la temperature tres-exacte de l'eau 

 du calorimetre, et fait connaitre la loi de son ecbauffement 

 progress if. 



Ges dispositions prises , la maniere d'operer est tres-simple a 

 concevoir. On commence par faire passer un courant d'oxigene 

 sec, de maniere a en remplir entierement le foyer du calorime- 

 tre. Le courant etant uniformement etabli, on fait passer une 

 etincelle electrique dans Tinterieur du foyer, pour enflammer 

 le corps combustible qui , s'il est solide ou liquide , a ete con- 

 venablement dispose sur la grille de platine, et qui, s'il est 

 gazeux , arrive du gazometre ou il est coutenu. — La tempe'ra- 

 ture initiale a ete notee avec soin; I'heure exacte ou l'iuflanrma- 



