II, 4. Kleinere Mittheilungen. 503 



diirchmnstern zu können. Wird hiermit die Einrichtung combinirt, dass 

 man durch Scalenanbringung die jeweilige Stellung des Apparates, also 

 auch des Präparates , bestimmen und später das Ganze in derselben 

 Weise wieder orientiren kann, so werden diese Apparate zu sogenannten 

 „Fiedern" und ermöglichen , jeden vorher gemerkten wichtigen Punkt 

 des Präparates mit leichter Mühe und Bestimmtheit wieder einzustellen. 



Sehen wir von den im Auslande gebräuchlichen, zahlreichen der- 

 artigen Constructionen ab, da sie uns höchstens aus Beschreibimgen 

 bekannt sind, so haben wir bei uns hauptsächlich nach zwei verschie- 

 denen Principien construirte, bewegliche Objecttische. Bei der einen, 

 älteren Construction wird das Präparat in zwei auf einander senkrechten 

 Richtungen verschoben. In Schwalbenschwanzführung sind zwei auf 

 einander liegende Platten angebracht, die durch Schraubenbewegung 

 vor- und rückwärts getrieben werden : die untere von rechts nach 

 links, die obere von hinten nach vorn. Sind bei dieser Construction 

 die Schrauben genau gearbeitete Mikrometerschrauben von bekannter 

 Umgangshöhe, und sind die dieser letzten entsprechenden Scalen genau, 

 so dient der Apparat zugleich dazu, um Grössen unter dem Mikroskop 

 zu messen und wird alsdann Objectivschraubenmikrometer genannt. 



Zu einer zweiten, abweichenden Construction hat, einem Berichte 

 Kaiser's ^ zufolge H. Goltzsch die Idee angegeben, und wurden nach 

 dieser Idee zwei verschiedene bewegliche Objecttische zuerst von der 

 Firra Schmidt & Hänsch ausgeführt. Das Eigenthümliche dieser Con- 

 struction, deren erste Ausführung die nach Kaiser 1. c. p. 732 copirte 

 Skizze (Figur 1) veranschaulichen soll, besteht in Folgendem. Auf den 

 Objecttisch des Mikroskopes B wird mittels Schwalbenschwanzführung 

 die Platte A befestigt, sie wird durch die Schraube C von rechts nach 

 links vor-, resp. von links nach rechts zurückbewegt. Der Index bei A 

 giebt die ganzen Umdrehungen der Schraube G (^ 0'25 mm), der in 

 100 Theile getheilte, auf einen Nonius einspielende Schraubenkopf C 

 Bruchtheile einer solchen an. Auf der Platte A ist, um das Scharnier D 

 drehbar, die Platte F befestigt; durch den Trieb G kann sie in ergie- 

 biger Ausdehnung um D gedreht werden ; die jeweilige Lage dieser 

 Platte giebt eine, zwischen GF sichtbare Gradscala an, welche auf 

 einen an A befestigten Nonius einspielt. Die Vorrichtungen F und E 

 dienen zur unverschiebbaren Fixirung des Präparates. 



') Kaiser, E. , lieber einige neue Verbesserungen am Mikroskopstativ 

 (Botan. Centralbl. Bd. II, 1880. p. 728). 



33* 



