11,4. 



Kleinere Mittheilungen. 



505 



Mikroskoptische befestigt wird, dass seine obere Fläche und die Tischfläche 

 in demselben Niveau liegen. Bei dieser Befestigung legen sich die Klam- 

 mern ce auf die Tischfläche auf, d stammt sich hinten an die Mikroskop- 

 säule, ah fixiren das Ganze an der seitlichen Tischkante. An dem 

 Rahmen A ist noch die Platte ff befestigt, welche eine Führungsnute r 

 (Abschnitt eines Kreisbogens) trägt. Bei C befindet sich an A ein vor- 

 springender Zapfen, an diesen ist vermittels Scharnier, und folglich 



drehbar um C, ein zweiter Rahmen BB befestigt , dessen Führung die 

 eben erwähnte Nute r darstellt. Fasst man den Schraubenkopf g an, so 

 kann man also BB auf A schleifend in der Richtung rf vorwärts und 

 in fr rückwärts bewegen. 



Der Rahmen B trägt vier Lager, II und n für die Mikrometer- 

 schraube i y einestheils und die Führungsstauge h anderntheils. Durch 

 die Mikrometerschraube ig und die Führungsstange li wird ein dritter 

 Rahmen DDD, der sich bei knk an den Rahmen BB an- und auf- 

 legt, vermittels Drehung von ig vor- und rückwärts bewegt, und die 

 Grösse dieser Bewegung, resp. seine augenblickliche Stellung, werden 



