506 Kleinere Mittheilungen. IT. 4. 



durch den auf die an B befestigte Scala m einspielenden Nonius w, der 

 auf D befestigt ist, angezeigt. Der Rahmen D trägt noch die Federn 

 P2) und 0, deren Bestimmung ist, den Objectträger mit dem Präparat 

 zu fixiren. 



Will man den Apparat anwenden, so befestigt man ihn zunächst in 

 der beschriebenen Weise auf dem Mikroskoptisch, klappt den Rahmen BB 

 durch Vorwärtsbewegen von (/ über f hinaus ganz auf, so dass er vorn 

 über den Mikroskoptisch vorragt, schiebt von unten das Präparat unter 

 pp ein und legt die Feder o seitlich gegen den Objectträger an. Nun- 

 mehr bringt man den Schraubenkopf (/ etwa in die Stellung zurück, 

 die er in der Figur hat, wobei das Präparat über die Tischötfnung zu 

 liegen kommt, und der Objectträger natürlich dem Tische selbst auf- 

 liegt. Nachdem dann die Einstellung bewerkstelligt wurde, kann man 

 durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegung von g einerseits und seitliche 

 Bewegung anderseits jeden gewünschten Pimkt des Präparates mit 

 leichter Mühe in die Mitte des Gesichtsfeldes bringen. 



Der ganze Apparat ist vorwiegend mattschwarz gehalten, so dass 

 er die Augen des Beobachters nicht beunruhigt. 



Wie uns die Firma mitgetheilt hat, beabsichtigt sie, noch eine Ver- 

 besserung an dem Apparate anzubringen, nämlich die Bewegung des 

 Rahmens B durch Zahn und Trieb. Diese Verbesserung ist auch 

 dringend geboten, denn die Freihaudbewegung dieses Rahmens bringt 

 mehrfache Inconvenienzen und Störungen mit sich. Die Schraube g 

 liesse sich ja leicht auf die gegenüberliegende, linke Seite des Apparates 

 verlegen, wodurch der für die Zahnradeinrichtuug uöthige Raum ge- 

 schaffen werden kann. — Eine zweite, gleichfalls nicht unwesentliche 

 Verbesserung möchten wir der Firma noch vorschlagen; sie betrifft die 

 Scalaeinrichtung r. Bei dem uns vorliegenden Exemplare fehlt ein 

 eigentlicher Index für diese, die Ablesung, die am hinteren Ende des 

 Rahmens B zu geschehen hat, ist sehr erschwert, da das Licht von 

 vorn auf den Apparat fällt, und jener Rahmen gerade diesen Theil der 

 Scala dann beschattet. Leicht liesse sich ja zwischen If ein mit Nonius 

 zu versehender Ausschnitt auf B anbringen, der diesem Zwecke voll- 

 kommen Genüge leistet, ähnlich wie die entsprechende Vorrichtung in 

 Figur 1. — Endlich möchten wir (obgleich dies nur eine Sache von 

 minderer Wichtigkeit anbelangt) noch Folgendes zu bedenken geben. 

 Der Apparat ragt an der Hinterseite des Mikroskopes um die Länge 

 der Klammer f7, d. h. um 36 mm, vor und ausserdem bieten die Klam- 

 mern ce zwei lange Vorsprünge zweifelhaften Werthes. Dem Beob- 

 achter geben ced die beste Gelegenheit, mit den Rockärmeln etc. unter 



