II, 1. Kleinere Mittheüungen. 43 



erwähnt werden, dass h die Blende darstellt und dass man durch Ab- 

 schrauben des an e befestigten Metallringes i das Mikrometerplättchen 

 ganz aus dem Ocular entfernen kann. — Der ganze Apparat incl. Mikro- 

 meterplättchen wird mit 18 M. berechnet. 



Ein heizbarer Objecttisch für starke Vergrösserungen. 



Von 

 Dr. M. Löwit. 



Privatdocent und Assistent am Institute für experimentelle Pathologie 

 der deutsclien Universität iu Prag. 



Hierzu 1 Holzschnitt. 



Im Verlaufe einer Untersuchung über die verschiedenen Formen 

 der weissen Blutzellen wurde ich dazu geführt, das Verhalten ihres 

 Zellprotoplasmas gegen erhöhte Temperatur bei starker Vergrösserung 

 zu prüfen. Der mir zur Verfügung stehende heizbare Objecttisch von 

 Steickee ^ erwies sich jedoch für den von mir verfolgten Zweck 

 nicht brauchbar, da sich bei demselben der Uebelstand geltend machte, 

 dass die vom Beleuchtungsapparate gelieferten Strahlenbündel nicht zum 

 Focus des gerade verwendeten Linsensystems gesammelt werden, viel- 

 mehr zerstreut zu dem Objecte gelangen, das ja um die Höhe der heiz- 

 baren Kammer von dem Tische des Mikroskopes absteht. Dadurch 

 leidet aber die Lichtstärke des Bildes im hohen Grade, ein Umstand, 

 der die Verwendung von stärkeren (Trocken- und Tauch-) Linsen 

 geradezu unmöglich macht. Ganz das Gleiche gilt für die heizbaren 

 Objecttische von Schklaeewski '^, von Ranviee ^ und von Senaemont *. 



Auf meine Veranlassung hat nun C. Reicheet in Wien einen 

 heizbaren Objecttisch construirt, der diesem Uebelstande in einfacher 

 und ausgiebiger Weise abhilft. Von dem Gedanken ausgehend, dass 

 auch Anderen die Benützung eines solchen Objecttisches gelegentlich er- 

 wünscht sein könnte, habe ich mich entschlossen, an dieser Stelle eine 

 kurze Mittheilung über denselben und über seine Verwendbarkeit folgen 

 zu lassen. 



•) SxEicKER, Handbuch der Gewebelehre Bd. I. p. 15 f. 

 *) Schklaeewski Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. IV. p. 342 f. 

 3) Ranvier. Technisch. Lehrb. d. Histologie p. 39. — cfr. diese Zeitschr. 

 Bd. I, 1884, p. 34. 



*) DippEL, Grundz. d. allgem. Mikroskopie 1885, p. 291 f. 



4^ 



