44 



Kleinere Mittheilimgen. 



II, 1. 



Wie die beistehende Figur zeigt, lehnt sich der neue Object- 

 tisch in seiner Form vollständig an den Stkicker' sehen heizbaren 

 Objecttisch an. In die centrale für den Durchtritt des Lichtes be- 



stimmte OefFuung (C) kann nun vermittels eines dem Apparat beige- 

 gebenen Schlüssels ein kleiner aus zwei kleinen Convexlinsen be- 

 stehender Condensor genau eingefügt werden, deren obere an ihrer 

 oberen Fläche plan geschliffen ist. Bei Verwendung desselben liegt 

 das Object nahezu im Brennpunkte des vom Spiegel und den Beleuch- 

 tungsliusen gelieferten Strahlenbündels, und kann selbst mit Oelimmer- 

 sionssystemen bei ausgiebiger Lichtstärke des Bildes durchmustert 

 werden •. 



Die Heizung der Kammer erfolgt in später noch zu erörternder 

 Weise mittels erwärmten Wassers, das durch eines der beiden seitlichen, 

 mit Kautschukschläuchen versehenen Rohre (B, B') in die Kammer 

 ein- und durch das andere abfliesst. Die Centrirung des Objecttisches 

 auf dem Mikroskopstative erfolgt in einfacher Weise mit Hilfe der 

 beiden Stellschrauben ÄÄ'. 



lieber die Verwendbarkeit dieses heizbaren Objecttisches kann ich 

 Folgendes mittheilen. Derselbe kann für jedes Mikroskop eingerichtet 

 werden. Bei dem von mir benutzten ZEiss'schen Listrumente (mit 

 AsBE'schem Condensor) muss, wenn der in die heizbare Kammer ein- 

 geschraubte Condensor in Anwendimg gezogen werden soll, die obere 

 AsBE'sche Condensorlinse abgeschraubt werden. Dadurch entsteht 

 zwischen der unteren AnBE'schen und der unteren in die heizbare Kammer 

 eingeschraubten Beleuchtungslinse ein nicht unbeträchtlicher Zwischen- 

 raum, der eine allerdings nicht bedeutende Abschwäch ung der Licht- 

 stärke bedingen muss. Will man auch diesen geringen Uebelstand 



1) Selbstverständlich kann der Apparat aucli nach Ausschaltung desCon- 

 ensors für schwache Systeme verwendet werden. 



