IL 1. Kleinere Mittheilungen. 45 



l, X. Xl.XV.XXiV.iV. i...xxi,uxxv.xxvxx.5. 



vermeiden, so braucht man nur die untere ABBE'sche Condensorlinse 

 gleichfalls zu entfernen. Der in die Kammer eingefügte Beleuchtungs- 

 apparat gestattet für sich allein schon den grossen Oeffnungswinkel der 

 verwendeten Tauchlinse ausnützen zu können, sodass man bei hinrei- 

 chender Lichtstärke des Bildes arbeiten kann. 



Die Heizung des Objecttisches geschieht durch erwärmtes Wasser, 

 das in der Metallkammer circulirt. Die Regulirung der Temperatur in 

 der Kammer kann in der Weise vorgenommen werden, dass man das 

 zufliessende Wasser nur bis zu dem Grade (oder nur etwas darüber) 

 erwärmt, dem man das zu untersuchende Object aussetzen will. Hierbei 

 muss allerdings stets darauf geachtet werden, dass die Temperatur des 

 erwärmten Wassers sich nicht ändere. Man wird daher sehr oft, wenn 

 man nicht in der Lage ist, einen Thermoregulator einschalten zu können, 

 die mikroskopische Beobachtung in störender Weise unterbrechen müssen, 

 um die Temperatur des Wassers zu reguliren. 



Mir erscheint ein anderer Vorgang der Erwärmung empfehlens- 

 werther. In einem passenden Gefässe wird Wasser bis zur Siedehitze 

 erwärmt und constant in langsamem Sieden erhalten. Hierauf lasse ich 

 das heisse Wasser langsam in die Kammer einfliessen. So wie die 

 Temperatur derselben auf 30 — -40 " C. gestiegen ist, wird das Abflussrohr 

 vorübergehend geschlossen, und in dasselbe ein enges Glasrohr einge- 

 führt, durch welches das Wasser nur tropfenweise abfliessen und daher 

 auch nur ebenso langsam zufliessen kann. Es gelingt auf diese Weise 

 durch passende Wahl des Abflussrohres leicht, die Temperatur des Ob- 

 jecttisches auf der gewünschten Höhe zu erhalten, ohne dass es nöthig 

 wäre, der Regulirung des Wärmegrades des für die Heizung verwendeten 

 Wassers irgend welche Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es ist mir auf 

 diese Weise gelungen, die Quecksilbersäule des Thermometers durch 

 längere Zeit nahezu constant auf einer bestimmten Höhe zu erhalten. 



Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die durch die Queck- 

 silbersäule angezeigte Temperatur keinen genauen Maassstab, vielmehr 

 nur einen approximativen Werth für den in der Umgebung des zu unter- 

 suchenden Objectes herrschenden Wärmegrad abgiebt, da die vom 

 Thermometer angezeigte Temperatur bei der langsamen Circulation des 

 erwärmten Wassers in der Kammer hauptsächlich der in der Umgebung 

 der Thermometerkugel herrschenden Temperatur entspricht. Hiervon 

 kann man sich leicht überzeugen, wenn man unter sonst gleichen Be- 

 dingungen in einer Versuchsreihe das erwärmte Wasser durch die in 

 der Nähe der Thermometerkugel befindliche Oeffnung einfliessen lässt 

 (Stellung I), während man in einer zweiten Versuchsreihe das erwärmte 



