46 Kleinere Mittheüiingen. ü, 1. 



Wasser durch die von der Thermometerkngel entfernte Oetfnnng ein- 

 treten lässt (Stellung II). Bei Stellung I stellte sich die Quecksilber- 

 säule in mehreren Versuchen allmählig auf 50° C, bei Stellung II auf 

 40" C. ein. Die Temperatur ist unter den gewählten Bedingungen na- 

 türlich an der Einflussöifnung immer höher als an anderen Stellen der 

 Kammer. Stellung I wird daher mit Vortheil dann angewendet werden, 

 wenn die Temperatur des untersuchten Objectes etwas niedriger, Stellung 

 II jedoch dann, wenn die Temperatur des untersuchten Objectes etwas 

 höher als die durch das Thermometer angezeigte sein soll. Handelt es 

 sich nur darum, die Untersuchung bei einer constant bleibenden Tem- 

 peratur auszuführen, so kann man sowohl die Stellung I als II wählen, 

 ich gebe jedoch der letzteren den Vorzug, weil bei der ersteren durch das 

 in der Nähe der Thermometerkugel einströmende warme Wasser leichter 

 Schwankungen der Quecksilbersäule eintreten können, als bei der letz- 

 teren. Handelt es sich jedoch darum, die Temperatur, bei welcher das 

 Object untersucht werden soll, genau zu bestimmen, so wird man zu der 

 bereits erwähnten Methode greifen müssen, die Temperatur des erwärmten 

 Wassers mit Hilfe eines Thermoregulators (bei rascher Circulation 

 innerhalb der Kammer) auf der gewünschten Höhe zu erhalten. 



Ausser von der Stellung des Objecttisches wird die Temperatur in 

 der Kammer noch abhängig sein von der Schnelligkeit, mit welcher 

 das erwärmte Wasser innerhalb der Kammer strömt. Diese kann mit 

 Hilfe verschieden weiter Abflussröhren leicht regulirt werden. Um diese 

 Regulirung in bequemerer uud zuverlässigerer Weise vollführen zu 

 können, als dies mit den verschieden weiten Glasröhren möglich ist, 

 wurde an dem Abflussrohr ein drehbarer Hahn angebracht, durch dessen 

 verschiedene Einstellung die Kammer-Temperatur leicht regulirt werden 

 kann. Auch ein ziemlich rascher Wechsel dieser Temperatur wird mit 

 Hilfe dieser Einrichtung erzielt werden können, die in analoger Weise 

 bereits früher von Max Flesch * für den gleichen Zweck verwendet 

 wurde. Die von M. Flesch empfohlene Vorrichtung filr den Zu- und 

 Abfluss des warmen uud kalten Wassers kann auch an das Zu- und 

 Abflussrohr des hier beschriebenen heizbaren Objecttisches angefügt 

 werden. 



1) Flesch, diese Zeitschr. Bd. I, 1884, p. 33 flf. 



