II. 4. Referate und Besprechungen. 529 



Durch Neigung der ganzen Latnpe um 30 bis '10° zur Verticalen kann 

 man nun erreichen, dass dieser schräg stehende Krater ganz nach vorn 

 sieht, dass also das Maximum des Lichtes auf den Beleuchtungsapparat 

 parallel der optischen Axe des Mikroskopes projicirt wird. Die Lampe 

 kann in toto durch Schrauben gehoben und gesenkt werden, ferner vor 

 und rückwärts (zur Auswahl der besten Licbtiutensität für verschiedene 

 Objective) und seitwärts (zur Centriruug) bewegt werden. Bei Benützung- 

 schwacher Objective wird die vorher centrirte Lampe der Beleuchtungs • 

 linse näher zu stellen sein als bei starken Vergrösserungen. Die Lampe 

 steht in einem grossen Holzkasten (statt des DuBOSQ'schen Metallkasten) 

 mit Ventilationslöchern, seitlichen Thüren und kleinen Fenstern aus 

 blauem Glas zur Beobachtung der Kohlenspitzen. Das Ganze ist auf 

 einem auf Rollen laufenden Tische befestigt. — Der zweite Bestandtheil 

 der Vorrichtung dient dem Sammeln des Lichtes. Durch Versuche wurde 

 festgestellt, dass, ganz entgegen dem gewöhnlich geübten Verfahren, 

 schwache Linsen bessere Effecte ergeben als starke. In dem Apparate des 

 Wiener pathologischen Institutes befinden sich jetzt — statt 4 Linsen in 

 der DuBOSQ'schen Lampe — 2 planconvexe Linsen, die ihre gekrümraten 

 Flächen einander zukehren (Durchmesser der Linsen 16 cm Krümmungs- 

 radius 39 cm Brennweite des Systems 15 cm). Die Kohlenspitzen stehen 

 bei starken Vergrösserungen 27 cm von der hinteren Linsenfläche, das 

 Object 31 cm von der vorderen Linsenfläche entfernt. An die Linsen 

 schliesst sich unmittelbar eine von planparallelen Glasplatten vorn und 

 hinten abgeschlossene Mikroskopröhre von ca. 30 cm Länge an. Diese 

 wird durch geeignet angebrachte Tubulaturen mit Wasser gefüllt, zum 

 Zwecke der Absorption eines Theiles der Wärmestrahlen. Control-Ver- 

 suclie mit Alaunlösungen haben gezeigt, dass dieselben keinen Vortheil 

 bieten. Eine weitere Abschwächung der Wärmestrahlung, die sich immer 

 noch, trotz der Länge der Wassersäule als nöthig erweist, kann durch 

 die Stellung der Lampe zu der Sammellinse, Einschaltung von Blendungen 

 zwischen Lampe und Sammellinse bei schwachen, zwischen der vorderen 

 Endplatte der Wasserröhre und der Objectplatte bei starken Ver- 

 grösserungen (bis Trocken - System VIII) ermöglicht werden ; letztere 

 (am besten eine Blendung von 15 mm Durchm.) werden auch bei An- 

 wendung von Immersionslinsen verwendet , obwohl bei diesen , wegen 

 der Ableitung der Wärme auf die Fassung des Objectives die Gefahr 

 einer Ueberhitzuug des Präparates kaum in Betracht kommt. — Die 

 Objectplatte trägt das Object fixirt mittels einer gabelförmigen Klemme, 

 deren beide Branchen durch ein Elfenbeinzwischenstück isolirt sind, und 

 daher zugleich als Leitung bei Keizversuchen dienen. — Die Objective 



