530 Referate und Besprechungen. II 4 



sind durch Verschiebung mit freier Hand, Trieb- und Mils;rometerschraube 

 beweglich. Sie werden jedes einzeln iu kurze Eöhren eingeschraubt, 

 welche in einer zweiten Röhre verschiebbar sind und mitsammt den Ob- 

 jectiven ausgewechselt werden. Es können selbst die stärksten Immersions- 

 linsen Bilder von ausreichender Lichtstärke liefern. Wesentliche Be- 

 dingungen sind vollkommene Aplanasie und genau centrirte Einstellung. 

 Es ist nöthig, die Systeme speciell für ihre Anwendbarkeit zu Projections- 

 zwecken zu prüfen. Die stärkste zur Anwendung gekommene Linse war 

 Sexbekt's Wasserimmersion X, mittels deren bei einem Schirm-Abstand 

 von 435 cm eine 8000 malige Vergrösserung erzielt wurde. — Als 

 Projectionsfläche dient eine 1*5 m im Dm. haltende Platte aus feinstem 

 Gyps iu eisernem Rahmen. — Die Präparate sind zweckmässig möglichst 

 intensiv und in grell contrastirenden Farben zu tingireu. 



Die Leistungsfähigkeit des Projectionsmikroskopes illustrirt u. a. 

 die Angabe, dass rothe Blutkörperchen als 6 cm im Dm. haltende Schei- 

 ben erscheinen, dass das gesammte , über 300 Köpfe zählende Audito- 

 rium (die fern sitzenden Zuhörer mit Benutzung von Operngläsern) bequem 

 die amöboiden Bewegungen der weissen Blutkörperchen verfolgen kann. 

 Nur einige ganz kleine Objecte (gewisse Mikroben) lassen sich nicht 

 objectiv darstellen. Für manche Zwecke, z. B. Beobachtung des schla- 

 genden Herzeus von Hühnerembryonen kann das gewöhnliche Mikro- 

 skop mit dem Wasserreservoir u. s. f. ersetzt werden durch eine Vor- 

 richtung , deren Hauptbestandtheil zwei Reflexionsprismen bilden zur 

 Projection horizontaler Objecte , ferner durch ein gewöhnliches Sciop- 

 tikon. — Wir sehen davon ab, die Einzelheiten der Handhabung des 

 Apparates aufzuführen. Erwähnt sei nur, dass die Anordnung des ganzen 

 Apparates so getroffen ist, dass derselbe in einem von 24 SwA^s'schen 

 Glühlampen erhellten Auditorium verwendet wird. Durch Drehung eines 

 Schlüssels kann in jedem Augenblicke der die Glühlampen speisende 

 Strom in den Projectiousapparat geleitet und so in einem Griff das 

 Auditorium verdunkelt imd das Projectionsbild vorgeführt werden. — 

 Es genügt, um den in dem besprochenen, von Plössl in Wien verfer- 

 tigten Apparat erreichten Fortschritt zu würdigen, wenn wir anführen, 

 dass früher Hartnack's System IV die stärkste zur Objectiv-Demon- 

 stration verwendete Linse war, während jetzt nach Stricker fast kein 

 Object sich der Projection entzieht. Flescli {Bern). 



Inostraiizeif, A. y., Ueber eine Vergleichungskammer zur 

 mikroskopischenUntersuchung undurchsichtiger 

 Mineralien. (Neues Jahrb. f Miner. 1885, Bd. II, p. 94 — 96). 



Eine Reihe, unter dem Mikroskope undurchsichtig erscheinender 



