II. 1. Referate und Besprechungen. 75 



heit zu sagen, welche Ansicht c^as beste Bild ihrer Struetur vorstellt. Da dies eine 

 Sache der persönlichen Beurtheilung eines jeden Beobachters ist, so erscheint 

 es einleuchtend, dass die grösste Annäherung an das beste Bild wahrscheinlich 

 dann vorhanden ist, wenn ein Objectiv für homogene Immersion mit fester 

 Fassung auf diejenige Ebene des Präparates eingestellt wird, welche sich un- 

 mittelbar unter dem Deckglase befindet." Dr. L. Dippel. 



(Smith, J. E.,) High-angled objectives (Jouru. R. Microsc. 

 Soc. ser. IL vol. IV, 1884, pt. 3 p. 450). 

 Nach einem in der angezogenen Zeitschrift befindlichen Referate 

 will Dr, J. Edwaeds Smith, wie er in seinem Werke: „How to see 

 with tbe microscope" p. 104 sich ausdrückt, als Objectivsysteme von 

 grosser Oeffnung alle und jede angesehen wissen, welche ohne Rücksicht 

 auf ihre Brennweite die höchst erreichbare Oeffnung besitzen. Hieran 

 anknüpfend sagt der Ref. des Journ. of the Royal Microscopical Society: 



„Wenn dies zugegeben wird, dann wird daraus folgen, dass man ein 

 Objectiv von 1" (25 mm etwa) Brennweite mit einem Oeffnungswmkel von 50" 

 (num. Apertur = 042), oder ein solches von 2" (50 mm) Brennweite mit 

 einem OeiFnungswinkel von 25" (num. Apertur = 0-20) als Objcctivsystem von 

 grosser Oeffnung bezeichnet. Und weiter würde man ein System von Ve" 

 (etwa 4-2 mm) Brennweite mit einem Oeffnungswinkel von 130" (num. Apertur 

 = 0'92), welches vor fünfzehn Jahren als ein solches von grosser Oeifnung 

 galt, jetzt als ein Glas von massiger Oefi&iung ansehen". 



Die SjaTH'sche Betrachtungsweise der Oeffnung widerspricht 

 nach dem gegenwärtigen Standpunkte allen Grundsätzen, welche sich 

 aus der Theorie des Mikroskopes und der mikroskopischen Wahr- 

 nehmung ergeben und es mit Rücksicht auf die nutzbare Vergrösserung 

 zum Gesetze machen, bei der Construction der Objectivsysteme ein be- 

 stimmtes Verhältniss zwischen Brennweite und numerischer Apertur 

 einzuhalten, während die Rücksicht auf die wichtige Verbesserung der 

 Abweichungsfehler und den Objectabstand es bedingt, dass man noch 

 etwas hinter derjenigen numerischen Apertur zurückbleibt, welche ge- 

 mäss jenes Verhältnisses zwischen f und a noch als äusserste Grenze zu- 

 lässig sein würde. Wirklich gebrauchsfähige Objectivsysteme von 

 1" (25 mm) und von Yß" (4*2 mm) werden in ihren numerischen Aper- 

 turen, das eine über 0"30 (Oeffnungswinkel =^ 35 o)^ das andere in der 

 Form des Trockensystems über 0'85 (Oeffnungswinkel = 116") nicht 

 merklich hinausgehen dürfen. Dr. L. Dippel. 



Zeiss's A* variable objective and optica l tube-length 

 (Journ. R. Microsc. Soc. ser. II vol. IV, 1884, pt. 3 p. 450). 



Unter dieser üeberschrift bringt die angeführte Zeitschrift eine 

 Zusammenstellung der Erörterungen, welche in dem von dem Ref. ver- 



