II, 1. Referate und Besprechungen. 79 



V 



Verf. hat ein neues Gefrierliandmikrotom in zweierlei Form con- 

 struirt. Die eine Form arbeitet mit Salz und Eis, die andere mit 

 Aether. Die erste coustruirt man sich aus einem Cylinder von vulcani- 

 schem Material, dessen Boden ein messingener Schraubendeckel bildet, 

 und der oben durch eine aus dem gleichen Material augefertigte Scheibe 

 geschlossen ist, deren Centrnm aber eine Messingplatte (Gefrierplatte) 

 von Ys Zoll im Durchmesser bildet, diese wird im Inneren des Cylinders 

 von einem Messingstab begrenzt. Ein mit einer Glasplatte bedeckter 

 Metalldeckel, den man über das obere Ende des Cylinders schraubt, 

 gestattet durch eine centrale Durchbohrung das Hervorragen der Ge- 

 frierplatte, Die Aussenfläche des Cylinders trägt am oberen Rande 

 eine Schraubenvorrichtung, an welcher der Deckel drehbar ist. Beim 

 Umdrehen desselben schnappt ein federnder Haken in bestimmten 

 Zwischenräumen ein und zwar so, dass bei Drehung von links nach 

 rechts jedes Einschnappen ein Sinken des Deckels um '/looo Zoll 

 (= 25*4 |Ji) anzeigt; daher hebt sich bei jedem Einschnappen ein auf 

 der Gefrierplatte befestigtes Gewebe auch um '/looo Zoll durch die 

 centrale Durchbohrung und ein alsdann genau ausgeführter Schnitt ist 

 Vi 000 Zoll dick. Durch eine halbe Umdrehung des Deckels kann auch 

 die halbe Dicke des Schnittes erreicht werden. Zur Befestigung der 

 vorher in Gummi präparirten Objecto füllt man den Cylinder mit Eis 

 und Salz und verfährt nach den gewöhnlichen Methoden. — Das mit 

 Aether beschickte Mikrotom unterscheidet sich von ersterem hauptsäch- 

 lich darin, dass der Cylinder eine Zweitheilung erfahren hat; die untere 

 Hälfte enthält den Aether und steht mit einem Gebläseapparat, der den 

 nöthigen Strahl hervorbringt, in Verbindung, die obere Hälfte ist in der- 

 selben Weise eingerichtet wie bei dem zuerst genannten Apparat. 

 Mr. Swift, durch welchen die mechanische Construction der Apparate 

 ausgeführt worden ist, hat noch eine Vorrichtung ersonnen, durch welche 

 ein Theil des Aethers nicht verloren geht, sondern in den Aetherbehälter 

 zurückfliesst. Grieshach (Basel). 



Bale, W. M., Closlng glycerine cells. (Journ. R. Microsc. Soc. 

 Ser. II vol. IV, 1884, pt. 3 p. 478). 



Verf. empfiehlt zum sicheren Verschluss von Glycerin-Zellen folgende 

 Methode: Man wählt als Zelle Glas oder Ebonit, doch müssen die Zell- 

 ränder auf das sorgfältigste plan geschliffen sein. Die mit Glycerin bis 

 zum Rande erfüllte Zelle wird mit einem Deckgläschen bedeckt, dessen 

 Durchmesser etwas grösser ist als der der Zelle, so dass es also über- 

 all gleichraässig über deren Rand übersteht. Nachdem man sich mit 

 dem Mikroskope überzeugt hat, dass das eingeschlossene Object günstig 



