Band E. Heft 3. 



0. Reichert's neuer bewegliclier Objecttiscli. 



Von 



Professor Ernst Ton Fleischl 



in Wien. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Von den drei Bewegungen, welche seit langer Zeit von den engli- 

 schen Optikern dem Tische des Mikroskopes verliehen werden, ist die 

 eine an den grösseren Stativen deutscher Arbeit ebenfalls seit vielen 

 Jahren angebracht: nämlich die Drehung um die optische Axe. Hin- 

 gegen wendet sich bei uns erst in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der 

 Fabricanten und des Publicums auch den beiden anderen Bewegungen 

 zu, und die Bequemlichkeit wird noch immer nicht allgemein anerkannt, 

 welche darin gelegen ist, dass mittels mechanischer Vorrichtungen das 

 Präparat in der Horizontal-Ebene in zwei auf einander senkrechten 

 Richtungen verschoben werden kann. 



Der Objecttisch der grossen englischen und americanischen Stative 

 besitzt von vorn herein und ein- für allemal die genannten drei Bewe- 

 gungen — die Deutschen ziehen es im allgemeinen vor, an oder auf 

 dem eigentlichen, um die Central-Axe drehbaren Tische ihrer Mikro- 

 skope nach Bedarf einen Apparat anzubringen , der die beiden anderen 

 Bewegungen ermöglicht. Mit der Anbringung dieser Vorrichtung ist aber 

 bisher regelmässig eine Parallel-Verschiebung der Horizontal-Ebene, in 

 der das Präparat liegt, verbunden gewesen. Es kam eben der gläserne 

 Objectträger auf eine Platte zu liegen, die wie die eigentliche Tisch- 

 platte central durchbohrt war und einige Millimeter über dieser lag. 

 Dieser Umstand war ohne wesentlichen Belang bis zur Zeit der allge- 



Zeitschr. f. wiss. Mikrosl^opie. II, 3. 19 



