294 von Fleischl: C. Reichert's neuer beweglicher Objecttisch. 11,3. 



des Mikroskopes unmittelbar über der Tisch-Ebene von vorn nach hinten 

 durchsetzt. Hierbei treffen die Zähne auf der unteren Fläche des Stabes 

 einen quergestellten Trieb {s) an, zwischen dessen Zähne sie sich einzu- 

 passen haben. Dieser Trieb befindet sich in entsprechender Höhe an der 

 Hinterseite der Säule und läuft jederseits in einen Schraubenkopf aus 

 (/i', A'), so dass diese beiden Handscheiben sich in einiger Entfernung 

 hinter den Handscheiben befinden, durch welche die Querverschiebung 

 innerhalb des Apparates selbst regiert wird. Die rückwärtigen Hand- 

 scheibeu stehen etwas näher an einander als die vorderen; und die 

 Folge ihrer Drehung ist offenbar — je nach der Richtung derselben — 

 die Vor- oder Rückwärtsschiebung des ganzen Apparates, parallel den 

 Seitenrändern des festen Tisches, die ja dieser Bewegung als Führungs- 

 bahnen dienen. Die sämmtlichen zu Tage liegenden Metalltheile der 

 ganzen Vorrichtung — mit Ausnahme der Handscheiben — sind hoch 

 polirt und schön vernickelt. Die Handscheiben haben das Aussehen, 

 welches Messingtheilen an Mikroskopen gewöhnlich zukommt. 



Die beiden Bewegungen, die longitudinale sowie die transversale, 

 sind durch so solide Führungen gesichert , dass selbst bei den Linsen- 

 systemen mit geringstem Arbeitsabstande, welche natürlich für Uneben- 

 heiten der Objectführung am empfindlichsten sind, keine Spur einer 

 solchen zu bemerken ist. Mit der Erfüllung dieser Bedingung ist aber 

 der wichtigste und technisch schwierigste Punkt der ganzen Aufgabe 

 erledigt — alle übrigen Bemerkungen können sich nur auf mehr oder 

 minder nebensächliche Dinge beziehen. Eine solche Bemerkung von 

 untergeordneter Wichtigkeit ist die folgende: 



Wie Alles auf Erden, so muss auch der sehr erhebliche Vortheil, 

 welcher durch diesen neuen Objecttisch erlangt wird, durch irgend ein 

 Opfer erkauft werden. In unserem Falle besteht dieses Opfer in einer 

 geringeren Ausnutzung der Entfernung der Axe des Mikroskopes von 

 der Säule. Durch diese Entfernung ist aber zugleich der Abstand eines 

 Punktes des Objectes von dem Rande des Objectträgers, welcher dem 

 Beschauer zugekehrt ist, gegeben, den dieser Punkt noch haben darf, 

 wenn er bei dieser Orientirung der Glasplatte auf dem Tisch noch in 

 das Gesichtsfeld soll gerückt werden können. Bei der mir vorliegenden 

 Construction (Reichert's Stativ No. H b) beträgt die durch den 

 Apparat bedingte geringste Entfernung des der Säule zugekehrten 

 Randes des Objectträgers von der Säule selbst: zwei und ein Viertel cm. 

 Um diesen Betrag wird also in dieser Richtung die Ausnutzung der 

 Grösse des Objecttisches des Mikroskopes vermindert. Der übrig blei- 

 bende Rest dürfte zwar für die allermeisten Fälle ganz bequem aus- 



