11,3. Ost: Ueber die Leistungsfälligkeit der Mikrometerschraube. 299 



selben aus Beobachtimgsfebleru, da sowobl bei dem Einstellen der Tbeil- 

 scheibe als aiicb bei dem Ablesen des Mikrometers geringe Fehler 

 unterlaufen konnten. Docli angenommen, diese Abweichungen beständen 

 thatsächlich, so entwerthen sie die Resultate in keiner Weise, da es 

 bei Herstellung von Schnittserien nicht darauf ankommt , dass jeder 

 Schnitt genau so dick als der folgende sei, sondern dass ein Schnitt 

 nicht etwa das Doppelte von einem anderen messe, oder dass nicht 

 durch uugleichmässige Hebung und andere Umstände Schnitte zerreissen 

 und dadurch die Continuität der Serie verloren geht. Das Wesentliche 

 der Sache aber ist: Es konnte niemals b eobachtet werden, 

 dass eine Hebung bei entsprechender, selbst minimal- 

 ster Umdrehung der Schraube gar nicht oder nur halb 

 stattgefunden hätte. 



Um zu entscheiden, ob bei den allergeringsten Einstellungen, die 

 praktisch nicht mehr gebraucht werden, vielleicht doch ein Ausfallen 

 der Hebung möglich wäre, wurde ein Theilstrich der Scheibe, der, wie 

 sich aus Obigem ergiebt, einer Hebung von 10*4 [i entspricht, in 8 

 gleiche Theile getheilt, und die Schraube in verschiedenen Höhen um 

 diesen kleinen Kreisbogen weiter bewegt. Es wurde bei GlOfacher 

 Vergrösserung beobachtet, und konnte jedesmal die geringe Hebung 

 und Senkung von 1-3 [x mit grösster Sicherheit wahrgenommen 

 werden. 



Es ist also ein Irrthum, wenn man behauptet, dass die Präcision 

 der Mikrometerschraube nicht über '/aoo mm reiche. Dass dieses die 

 untere Grenze der mit älteren Schraubenmikrotomen zu erreichenden 

 Schnittdicke sei, mag zugegeben werden, es liegt dieses aber nicht an 

 der Schraube, sondern an anderen Umständen, wie Mangel seitlicher 

 Stabilität der Schnittmasse u. s. w. Uebrigens hat die von Dr. Gott- 

 schau in dem citirten Aufsatze hervorgehobene Sicherheit in der Hebung 

 um Vi 000 ^^^^j tlie J^ait Schlittenmikrotomen bewirkt werden kann, 

 praktisch keine Bedeutung, da es wohl nie gelingen wird, Schnitte von 

 solcher Feinheit herzustellen. Dr. Joseph Moellek sagt darüber in 

 dieser Zeitschrift Bd. I p. 243: „Diese theoretische Grenze (0-0075 

 mm) wird in der praktischen Anwendung kaum jemals erreicht werden, 

 weil ja nicht allein die Führung des Objectes, sondern auch die Con- 

 sistenz desselben und die Schärfe des Messers auf die Dicke des 

 Schnittes Einfluss nimmt. Von günstigen Objecten können jedoch 

 Schnitte von 0*02 bis 0'03 mm Dicke hergestellt werden, von einer 

 Feinheit demnach, die allen Anforderungen genügt, in den meisten 

 Fällen gar nicht gewünscht wird". , 



