300 Brass: Rlittheilungen zur mikroskopisclien Teclinik. ü, 3. 



Zum Schluss soll uoch bemerkt werden, dass diese Versuche, die 

 ein 80 zufriedenstellendes Resultat ergaben, mit einer höchst nach- 

 lässig gearbeiteten Schraube angestellt wurden, da das Schrauben- 

 gewinde nicht ausgeschnitten und die Schraubenmutter viel zu weit war 

 und daher ein Schwanken der Schraubenspindel veranlasste, was viel- 

 leicht auch ein Grund jener geringen Differenzen bei der Hebung 

 sein konnte. Verfasser ist daher der Ansicht, dass eine einigermaassen 

 genau gearbeitete Mikrometerschraube dieselbe Präcision hat wie der 

 Objectschlitteu, dass sie aber infolge der viel bequemeren Handhabung 

 und der im Anfang dieser Arbeit angeführten durch sie ermöglichten 

 zweckmässigen Constructionen denselben weit übertrifft. 



Mittheiluug^en zur mikroskopischen Technik. 



Von 

 Dr. Arnold Brass 



in Marburg. 



Hierzu 3 Holzschnitte. 



I. Die Einbettungsmethode mit Benzol und das Sehneiden leicht 



zerbrechlicher Objecte. 



Auf Seite 229, Bd. I dieser Zeitschrift finden wir einen Aufsatz 

 über die Einbettung histologischer Objecte vermittels Chloroform. Es 

 hat nun die Chloroformbehandlung gar manches für sich, aber auch 

 gar mancherlei Unangenehmes. Ganz abgesehen davon, dass das Chloro- 

 form ein theures Reagenz ist, wirkt es bekanntlich auf den Organismus 

 nicht eben gerade angenehm, sodass man ein langes Präpariren mit 

 demselben gern vermeidet. Ausserdem muss man die Schnitte später 

 noch mit anderen Substanzen behandeln, bevor man sie in Balsam ein- 

 legen kann. Ich wende anstatt der meisten, früher üblichen Präpara- 

 tionsmethoden eine solche an, die alle Vortheile darbietet, welche man 

 zur Zeit erwarten kann ; sie lässt sich leicht ausführen und giebt durch- 

 aus sichere Resultate. 



Die gefärbten und gehärteten Objecte bringt man in möglichst 



