312 Vinassa: Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. II, 3. 



sind die im Prinzip sich ähnelnden Mikrotome von Cambrige * und 

 Cladwbll ^. Bei beiden steht die Schneide des festgeschraubten Messers 

 senkrecht nach oben, während das Object an einem zweiarmigen, einem 

 Wagebalken ähnlichen Hebel, auf und ab bewegt wird. Beim automa- 

 tischen Mikrotom von Cladwell, wird der, dem Object entgegengesetzte 

 Hebel durch ein an einer Kurbel befestigtes Rad mit solcher Schnel- 

 ligkeit in Bewegung gesetzt, dass der Hebel hundertmal per Minute sich 

 hebt und senkt, also 100 Schnitte in dieser Zeit gemacht werden können. 



Die meisten anderen englischen Mikrotome lassen sich vom Oschatz- 

 schen ableiten, nur wird das Messer an einem zweiarmigen freilaufenden 

 Schlitten oder Rahmen festgeklemmt, wodurch jedoch Gleichheit der 

 Schnitte nicht garantirt wird. 



Es sei mir noch gestattet eines Instrumentes Erwähnung zu thun, 

 das sich in der hiesigen pharmakognostischen Sammlung befindet und 

 von Staüdingee in Giessen angefertigt wurde. 



Der Schlitten besteht nämlich aus einem schweren, gusseisernen 

 Rahmen, an dessen Unterseite das Messer festgeschraubt ist. Eine ver- 

 schiedene Einstellung des Messers ist hier unmöglich, auch geht der 

 Schlitten nicht in, sondern auf Schienen. 



Habe ich nun im Vorstehenden die Haupterfordernisse, welche der 

 pharmakognostische Mikroskopiker an den Messerschlitten eines Mikro- 

 toms stellt, etwas näher charakterisirt, so sei es mir gestattet, einige 

 Worte über das Messer und dessen Stellung zum Object bemerken zu 

 dürfen. 



Messer, welche zum Schneiden von Wurzeln, Hölzern und Rinden 

 verwendet werden, müssen scalpellartig geschliffen sein, jedoch muss 

 der Winkel, den die beiden Flächen mit einander macheu, grösser sein, 

 als es für medicinische Zwecke nötbig ist. Die Stellung der Schneide 

 zu dem Objecto muss ausserdem je nach der Consistenz eine verschie- 

 dene sein, für Hölzer ist eine stärkere Neigung gegen das Object nöthig 

 als für weniger feste Präparate. 



Aus dem nunmehr über Messerscblitten und Messer kurz Gesagten, 

 können wir die Anforderungen an ein pharmakognostisches Mikrotom 

 folgendermaassen bestimmen : 



1) Der Schlitten muss in bestimmt geformter Nuth, welche jede 

 Bewegung ausser der, der Längsaxe parallelen unmöglich macht, leicht 

 hin und her bewegbar sein. 



1) Jom-n. R. Microsc. Sog. 1885. p. 551. 



2) Joum. R. Microsc. Soc. 1885. p. 151. 



