314 Vinassa: Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. II, 3. 



bewirken; allein lange Schrauben, mit ganz genau gleichen Schrauben- 

 gängen, sind theuer und sehr schwierig herzustellen. 



Es ist diese Vorrichtung schon am SpENGEL-RivET'schen Mikrotom 

 versucht worden, allein es scheint mir unpraktisch, einen so wichtigen 

 Bestandtheil des Instrumentes unter dem Messer und Objecthalter anzu 

 bringen. Die Gefahr, dass Abfälle von Schnitten auf die Schraube 

 fallen, ist sehr gross. Dieselben würden ihrer Härte wegen die Schraube 

 bald verderben, was Unregelmässigkeit des Ganges zur Folge hätte. 



Für pharmakognostische Mikroskopiker scheint im übrigen die 

 Schraubenhebung das beste anwendbare Hilfsmittel zur Führung des 

 Objectschlittens zu sein. 



Von der Objectzange muss verlangt werden, dass dieselbe kräftig 

 genug gebaut ist und sich um alle drei Achsen drehen lässt. 



Mit Vorstehendem glaube ich die beiden wichtigsten Bestandtheile 

 eines für pharmakognostische Zwecke zu construirenden Mikrotoms 

 beleuchtet zu haben, und will nur noch einige Worte über die Ge- 

 sammtheit der Bauart des Instrumentes folgen lassen. 



Ein Uebelstand, an dem ältere Mikrotome kranken, ist der einer 

 viel zu leichten Construction. Ein Instrument, das sich bei jedem 

 kleinsten Drucke auf dem Tische verschieben lässt, ist jedenfalls für 

 uns absolut unbrauchbar, und es ist unzweckmässig, ein solches auf dem 

 Tische festschrauben zu müssen. Bei den neueren Constructionen 

 wurde darauf auch gebührend Rücksicht genommen, und es ist der 

 schwere Fuss des BoECKER'schen Mikrotoms der beste Bestandtheil des 

 ganzen Apparates. 



Einleuchtend ist, dass auch für die übrigen Theile eine möglichst 

 solide Bauart unbedingt nöthig ist, ohne dass deshalb das Auge durch 

 Schwerfälligkeit beleidigt werden soll. 



Auf Grund der angeführten Haupterfordernisse, welche an ein 

 gutes, zu pharmakognostischen Zwecken taugliches Mikrotom gestellt 

 werden müssen, ist es mir nun gelungen, ein Instrument construiren zu 

 lassen, welches jeden Anforderungen zu entsprechen scheint, und bereits 

 bei Schnitten von 1'8 [Jcm mit gutem Erfolge von mir benützt 

 worden ist. 



Besehreibung des Mikrotoms. 



Die Basis des ganzen Instrumentes bildet ein schwerer, l^/z ö^m 

 im Querschnitt messender Rahmen ABCD von 45 cm Länge und einer 

 Breite von 18 cm. 



