II, 3. Vinassa: Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. 



317 



beide Querseiten der Länge nach durchbrochen sind. Diese beiden 

 Schlitze dienen zur Aufnahme der Klemmschrauben, welche nöthig sind, 

 um das Messer fest an die Unterseite des Schlittens zu drücken; hier- 

 durch ist die Möglichkeit gegeben, den Winkel des Messers zum Object 

 beliebig verändern und je nach der Dicke des Objects stets die ganze 

 Länge der Klinge ausnützen zu können. Zur Unterbringung des 

 Messerheftes wird es nöthig, dass die Unterseite des Schlittens, die 

 Fläche 3 a ß Y 1'3 cm höher sei, als die Oberseite der Schienen 

 G I und MK; der untere Theil des Schlittens s a ß y welcher in 

 der Nuthe läuft {ah c und d e f), muss schwalbenschwanzartig ge- 

 arbeitet sein. 



Das Messer (Figur 4), dessen Construction nachher zu besprechen ist, 

 wird durch zwei Flügelschrauben, welche durch die Schlitze der Quer- 



SCHUTIEN 



balken des Schlittens gehen und an ihrem unteren Ende je eine Haftplatte £ 

 mit entsprechender gegenüberliegenden Schwiele tragen, festgeklemmt. 

 Die Schwiele S verhindert ein allfälliges zu starkes Anziehen und even- 

 tuelles Abbrechen der Haftplatte £, welche stark gerippt, das Messer 

 fest an den Schlitten drückt. Dieses besteht aus dem 7 mm dicken 

 starken Heft, der breiten scalpellartig geschliffenen Klinge, welche 

 behufs Aufnahme der Schneideflüssigkeit, in der Nähe des Rückens eine 

 Rinne ^ besitzt und zum Heft ca. 3% gedreht ist, so dass die Schneide 

 etwas tiefer als der Rücken zu stehen kommt. Die Unterseite der 

 Klinge liegt genau um die Dicke der Haftplatte tiefer als das Heft. 

 Ferner befindet sich an dem oberen Theile der Klinge eine Art zweiten 

 Heftes rj., welches wie das erst genannte zur Befestigung des Messers 

 durch die Klemme %• dient, und gleiche Dicke wie jenes besitzt, jedoch 



