326 Weigert: Ein neues Tauchmikrotom. II, 3. 



Ein neues Tanclimikrotom, 

 besonders für gTOsse Sclinitte. 



Von 



C. Weigert 



In Frankfurt a. M. ; Senckenbergisches Institut. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Die gebräuchlichen Mikrotome lassen kaum Etwas zu wünschen 

 übrig, wenn es sich darum handelt, feine Schnitte anzufertigen, die eine 

 gewisse Grösse nicht überschreiten. Dies Maximum dürfte für gewöhn- 

 lich der Durchschnitt einer menschlichen Varolsbrücke sein. Grössere 

 Schnitte, wenigstens des Centralnerveusystems, kann man nicht gut mit 

 den bisher üblichen Mikrotomen herstellen. Es wäre dies nur möglich, 

 wenn man so grosse Stücke mit trockenem Messer schneiden könnte, 

 z. B. nach vorheriger Imbibition mit Paraffin. In diesem Falle wäre aber 

 kaum ein Ausbröckeln der Schnitte namentlich beim Uebertragen vom 

 Messer her zu vermeiden. Man muss daher die Präparate mit durch 

 Spiritus befeuchtete Messer* schneiden. Das scheint a priori mit ge- 



1) Um das Messer mit Spiritus zu befeuchten, hat man meist Pinsel be- 

 nutzt. Dies hat den Nachtheil, dass man eine Hand immer fi*ei machen und 

 den Schneideact unterbrechen muss. Man hat auch sonderbare, künstliche 

 Messer construirt, die sich selbst mit Spiritus befeuchten. Ich benutze seit 

 13 Jahren eine Spritzflasche (erwähnt in Gscheidlen'« physiol. Methodik 1875), 

 deren langer Schenkel sich doppelt umbiegt und dicht oberhalb des Messers mit 

 einer ausgezogenen Glaskugel endet, während der kurze Schenkel einen Gummi- 

 schlauch trägt. Letzteren halte ich im Munde und blase so den Spiritus auf 

 das Messer, ohne der Hände zu bedürfen. Bei dieser Methode hat man nur 

 öfter ein Ueberschwemmen mit der Flüssigkeit zu gewärtigen. Es kommt dies dann 

 zu Stande, wenn der Spiiütns wieder in dem langen Schenkel in die Höhe geblasen 

 werden muss, nachdem der in der Kugel befindliche entleert ist. Ich möchte 

 nmi auf einen kleinen Kunstgi'iff aufmerksam machen, der ein stetiges, sehr 

 langsames, vollkommen in das Belieben des Schneidenden gestelltes Abtropfen 

 ermöglicht. Man braucht nämlich nur an das im Spiritus stehende Ende des 

 langen Schenkels ein Ventil, wie es auch die Chemiker brauchen, anzubringen, 

 welches die Flüssigkeit eintreten, aber nicht zurücklaufen lässt. So bleibt denn 

 der lange Schenkel mit seinen abgebogenen Theilen stets mit Spü'itus gefüllt, 

 und das stossweise Einblasen nach seiner Entleenmg, welches wesentlich das 

 zeitweise Ueberschwemmen mit Flüssigkeit zu Wege bringt, fällt fort. Es tritt 



