332 Weigert: Ein neues Tauchmikrotom. II, 3. 



grosse und tiefe Glasschale auf den Boden derselben setzen. In diese fallen 

 die Schnitte von selbst hinein, wenn dieselbe etwa senkrecht unter dem 

 Präparate steht. Man kann dann später nach vorherigem Heruiederlassen 

 des Blechgefässes und Zurückklappen des Mikrotoms die Glasschale 

 herausheben und mit Leichtigkeit die Schnitte aus derselben entfernen. 

 Die Schnitte haben die Tendenz, beim Schneiden sich umzubiegen, doch 

 kann dies leicht verhindert werden, indem man durch einen zarten 

 Pinsel von vorn herein den oberen Rand des im Spiritus leicht flottiren- 

 den Schnittes etwas hebt. Nöthig ist dies nicht, denn ein enges Rollen 

 hat überhaupt nicht statt, und die Entfaltung ist demnach auch später 

 leicht möglich. Herr Schanze hat dies auf meine Veranlassung und nach 

 meinen Angaben von ihm construirte Mikrotom bereits in seinen Katalog 

 gebracht, und ich habe mir daher erlaubt, es hier zu beschreiben. Die 

 erste Beschreibung davou ist als kleiner Beitrag zu dem Jubiläum des 

 hochverehrten Professors HorER in Warschau in polnischer Sprache er- 

 schienen*. Weil aber die ungeheure Mehrzahl der deutschen Kollegen, 

 gerade wie ich selbst, die polnische Sprache nicht versteht, so dürfte eine 

 nochmalige Publication wohl indicirt gewesen sein. 



Da ich selbst nach Fertigstellung des Instrumentes nur kurze Zeit 

 noch in Leipzig war, und ich hier noch kein solches erwerben konnte, 

 so habe ich noch nicht so viel damit geschnitten, um sagen zu können, 

 ob nicht hier und da noch Etwas verbessert werden könnte. Nament- 

 lich wird es sich um die Befestigung der grossen Hirnstücke etc. han- 

 deln. Von der Klammerfixirung wird man ihrer Bequemlichkeit halber 

 nicht gern abgehen^, aber bei Serienschnitten durch dicke Stücke 

 wird die Befestigung derselben mit Celloidin auf Kork nicht genügen, 

 sondern man muss entweder Celloidinklötze anfertigen, in ähnlicher 

 Weise wie dies von den anderen Empfehlern des Celloidinverfahrens 

 angegeben wurde, oder man macht, wie Gudden, nach vorhergegangener 

 Celloidinimbibition, eine Einbettung in einen Paraffinmantel, der 

 dann auf der von Herrn Schanze den Mikrotomen beigegebenen Metall- 

 platte festgeklebt werden könnte. Gerade in dieser Beziehung habe ich 

 selbst noch keine Erfahrungen sammeln können, da ich nur Stücke zu 

 schneiden brauchte, die etwa '/g bis 1 cm dick waren, wie dies immer 

 ausreichend ist, wenn nicht die Nothwendigkeit vorliegt, lange Serien 

 von Schnitten anzufertigen. 



1) Gazetta lekarska Nov. 1884. 



«) WoUte man das thun, so Hesse sich an die eine Seite der Wanne ein 

 GuDDEs'scher Einschmelzcyliuder mit Schraubenführuug anbringen, bei dem die 

 zu schneidende Fläche dann natüi'lich senkrecht stehen würde. 



