n, 3. Kleinere Mittheilungen. 345 



aufrechte Block ist seiner Dicke nach durchbohrt, zur Aufnahme des 

 oben erwähuten Bolzens mit seiner Schleife. Zwei Drittel dieser Durch- 

 bohrung ist von der Weite des diagonalen Durchmessers des Bolzen- 

 kopfes, so dass derselbe also in der runden OefFnung drehbar ist ; der 

 Rest jedoch ist gerade weit genug, um den Bolzen selbst durchzulassen. 

 Wenn jetzt der cylindrische Objecthalter zwischen den Backen 

 und die Schleife eingesetzt und die Daumenschraube des Bolzens ange- 

 zogen wird, so wird er festgehalten, weil die Schraube zwar die Schleife 

 an sich heranzieht nicht aber den Backen, der riegelartig sich vor die 

 runde Oeffnung legt. Da die Axen des Objecthalters und der 

 Schraubenklemme senkrecht zu einander stehen, so ist die Neigung des 

 Objects in jeder Richtung ermöglicht. 



Beim Gebrauch wird der Objectträger mit Daumen und Zeigefinger 

 der linken Hand gehalten, und zwar mit einem Druck, dessen Richtung 

 abwärts, seitwärts rechts gegen die senkrechte Fläche, und rückwärts 

 gegen die Mikrometerschraube geht. Der Messerträger wird mit Daumen 

 und drei Fingern der rechten Hand umspannt und mit einem Druck 

 nach abwärts und rechts, nach rückwärts gezogen, wo dann das Messer 

 eine Scheibe des Objects abschneidet, deren Dicke die Grösse der Stei- 

 gung des Weges darstellt, den der Objectträger, dui-ch die Drehung der 

 Mikrometerschraube, zurückgelegt hat. Mit demselben Griff hebt man 

 den Messerträger auf, schwemmt die auf der Klinge liegende Scheibe 

 in ein Gefäss mit Alkohol ab, und bringt den Träger auf seine Gleit- 

 fläche zurück. Ich will beispielsweise bemerken, dass drei Mikrotome, 

 die ich nach dem eben beschriebenen Muster habe anfertigen lassen, 

 solche Verhältnisse haben, dass eine volle Umdrehung der Mikrometer- 

 schraube das Object um Ygoo Zoll (0*0508 mm) hebt. 



Aus dem Gesagten ist die grosse Einfachheit des Instrumentes er- 

 sichtlich. Dabei sind die Herstellungskosten äusserst gering. Die drei 

 Gleitflächen sind die einzigen Theile, die genau gearbeitet sein 

 müssen , und die es der Natur ihrer Herstellung nach auch immer sind. 

 Mit Ausnahme der Mikrometerschraube könnte, wenn nöthig, jeder Mi- 

 kroskopiker, der nur einigermaassen mit Holzbearbeitung vertraut ist, 

 sich den Rest des Apparates selbst anfertigen, da sogar durch eine sehr 

 mangelhafte Ausführung der beiden Träger die tadellose Leistung dieses 

 Mikrotoms durchaus nicht beeinträchtigt wird, wie ich mich durch die 

 Erfahrung überzeugt habe, da ich das erste Exemplar selbst anfertigte» 



