364 Referate und Besprecliimgen. II, 3. 



Abschnitte (Mikroskopische Reagentien, Mikroskopische Untersuchung 

 der Pflanzenstoffe) kaum solche enthalten. — Mau hat es für nöthig be- 

 funden, alle modernen americanischen „Stands" abzubilden, auch die 

 Figur einer Lupe, wie man sie in jedem Uhrmacherladen sieht, findet 

 sich auf p. 102; anderer schöner Sachen nicht zu gedenken. 



Ein Kritiker in der in America erscheinenden „Botanical Gazette" 

 (vol. X, 1885, no. 6 p. 300) sagt über die englische Uebersetzung : 

 „The work of editing has been too thoroughly done : indeed so many 

 have been the interpolations and changes that were it translated, 

 Dr. Behrens would hardly recognize bis own book. In some instances 

 the additions have been vahiable; in others the have been unnecessary, 

 and injudicions in so far as the increase the cost and size of the book 

 without correspondingly increasing its value". Behrens. 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Vigiial, W., Chambre chaude a regulateur direct pour le 

 microscope (Trav. du labor, d'histol. du College de France. 

 Arch. de Physiol. norm, et pathol. t. XVII. no. 5 p. 1). 

 Vignal's neuer heizbarer Objecttisch schliesst sich im ganzen an 

 den RANviER'schen ' an. Im wesentlichen besteht der Apparat aus 

 zwei miteinander verbundenen Metallkästchen, die so über einander 

 stehen, dass zwischen beiden ein Spalt von 5 mm Höhe bleibt, in 

 welchen vou rechts her das Präparat eingeschoben wird. Centrale Oeff- 

 uungen dienen, eine untere der Beleuchtung, eine obere der Annäherung 

 des Objectives an das Präparat. Die Abkühlung des letzteren durch 

 Ableitung auf das Objectiv ist ausgeschlossen, da letzteres selbst von 

 der oberen Abtheilung der Heizkammer umgeben ist; zudem ist der 

 Objectträger auf drei Seiten von der Verbindung beider Kästen um- 

 schlossen; auch die frei bleibende vierte kurze Seite ist vor Abkühlung 

 geschützt, indem ein Schieber von oben her den frei bleibenden Raum 

 des Spaltes abschliesst. Die Heizung erfolgt durch eine kleine Gas- 

 flamme, die, von einem Glascyliuder umgeben, unter einem links seitlich 

 dem unteren Kasten verbundeneu Ansatz-Rohre brennt. Ein d'ARSON- 

 val' scher Thermoregulator ist rechts an dem Wärmekasten angebracht; 



») Cfr. DippEL, Handbuch der allgemeinen Mikroskopie. 2. Aufl. p. 655, 

 Fig. 465. 



