366 Referate und Besprechungen. II, 3. 



Fabbe-Domergue's current-apparatus (Bull. Soc. d'Hist. Nat. de 

 Toulouse t. XVm, 1884, p. 162 ; cfr. Journ. of the R. Microsc. 

 Soc. Ser. II vol. V, 1885, pt. 3 p. 526). 



Der geuannte Apparat ist mit Rücksicht darauf ersonnen, dass ein 

 dem Einflüsse eines Flüssigkeitsstromes ausgesetztes Präparat von dem 

 Beobachtungsinstrumente weggenommen werden kann, ohne dass die 

 Durchströmung unterbrochen zu werden braucht. Derselbe besteht aus 

 einer 4 cm breiten, 15 cm langen, in der Mitte durchbohrten Metall- 

 platte, welche auf den Objecttisch aufgelegt wird. Das eine Ende der 

 Platte ragt 4 cm über den Rand des Objecttisches hervor und trägt in 

 der Ebene des lezteren ein mit Wasser gefülltes Schälchen, das andere 

 ist zweimal rechtwinklig gebogen und trägt auf dem horizontalen Ende 

 etwa 1 cm unterhalb der Tischebene ein zweites Schälchen. Fädenstücke 

 vermitteln die Verbindung zwischen je einem der Schälchen und dem 

 Objecto, so dass die Platte je nach Bedürfniss von dem Tische wegge- 

 nommen werden kann, ohne dass das Beobachtungsobject gestört oder 

 der Flüssigkeitsstrom unterbrochen wird. Dr. L. Dii^pel. 



StepheilSOn, J. W., On a cata-dioptric immersion-illumi- 

 nator (Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. V, 1885, pt. 2 

 p. 207 ; cfr. pt. 3 p. 523). 



Da man von Seiten der Londoner Optiker Powell & Lealand die 

 numerische Apertur der Oelimmersion auf 1*50 gesteigert hat, erdachte 

 J. W. Stephenson, von dem Grundsatze ausgehend, dass es bei einer 

 Beleuchtungsvorrichtung mit überschüssiger Oeffnung leichter sei, die 

 für eine bestimmte Objectivöffnung erfoi'derliche Oeffnung des Be- 

 leuchtungskegels zu erlangen, als bei einem solchen, der gerade das 

 biete , was man brauche , einen kata-dioptrischen Beleuchtungsapparat, 

 welcher für einen Objectträger aus Flintglas eine numerische Apertur 

 bis 1*644 für einen solchen aus Crownglas (n = 1*52) bis 1*512 ge- 

 währen kann. 



Die Vorrichtung, von der Figur 1 eine Ansicht gewährt, besteht 

 aus dem Segmente CDE (Figur 2) einer plan-convexen Crownglas- 

 linse von 2*5 cm Krümmungsradius, 3 cm Durchmesser und 0*5 cm 

 Dicke, welches auf seiner gewölbten äusseren Fläche versilbert ist und 

 eine Länge von 1*4 cm, eine Breite von 1*26 cm besitzt. Dieses Seg- 

 ment ist mit einem rechteckigen Stücke ABEC aus Flintglas mit dem 

 Brechungsindex von 1*652 verkittet, dessen Dicke 0*85 cm beträgt, so 

 dass die mittlere Gesammtdicke der beiden Stücke etwa 1*25 cm er- 

 reicht. 



Die Bestimmung des Flintglasstückes ist eine zweifache. Zunächst 



