422 Referate und Besprechmigen. II, 3. 



Der Arbeitstisch, welcher das eigentliche Mikroskop trägt und zu- 

 gleich alle erforderlichen Nebeneinrichtungen enthält, ist aus Eisen an- 

 gefertigt. Der mit dem Mikroskope fest verbundene Objecttisch besteht 

 aus einer grossen viereckigen Platte, ferner dem eigentlichen Tischchen, 

 welches mittels dreier Füsschen löse auf die Drehscheibe eingesetzt ist. 

 Zwischen Tischchen und Drehscheibe bleibt somit ein schmaler Zwischen- 

 raum, welcher den von der Heizflamme aufsteigenden Verbrennungsgasen 

 den Abzug gestattet. Eine auf sehr zweckmässige Weise angebrachte 

 metallene Kreistheilung gestattet immittelbare Ablesung. — Die Ver- 

 schiebung des Tubus wird durch Trieb in Schlittenführung an dem in 

 der Vorderkaute des Objecttisches festgeschraubten Fusse des Mikro- 

 skops bewirkt. Das obere Nicol kann durch eine Oeffnung des Tubus 

 dicht über dem Objectiv eingeschoben werden und ist durch ein Char- 

 nier beständig mit dem Mikroskop verbunden. Das untere Nicol befindet 

 sich in einem Rohre, welches an einem beweglichen Arme an dem Tisch- 

 gestell befestigt ist. — Zur Beleuchtung der Objecte dient ein Akgand- 

 scher Gasbrenner, dessen Licht durch einen Spiegel nach oben reflectirt 

 und durch eine Linse concentrirt wird. 



Zur Erwärmung des zu untersuchenden Präparates dient ein Brenner, 

 der an einem beweglichen Arme befestigt ist. In den Brenner münden 

 zwei Röhren, von welchen die eine Luft, die andere Gas zuführt. Eine 

 abnehmbare Blasvorrichtung, welche von oben auf die Mitte des Object- 

 tisches gerichtet werden kann, dient dazu, eine momentane Abkühlung 

 des Präparates zu erzeugen. Ausser der erforderlichen Gas- und Luft- 

 leitung, ist der Mikroskoptisch auch noch mit Wasserleitungsröhren ver- 

 sehen, welche bestimmt sind durcJi den Kühlschirm der Objective einen 

 continuirlichen Wasserstrom zu unterhalten. Ferner enthält der Arbeits- 

 tisch vier Blechtröge behufs Aufnahme von Reagentieu, Objectträger und 

 anderen Utensilien. Endlich sind noch Vorwärmer angebracht, um gleich- 

 zeitig mehrere Präparate vorgewärmt zur Untersuchung bereit zu halten. 

 — Zum Schluss giebt der Verf. noch eine Reihe von Beispielen, welche 

 die Wichtigkeit der mit diesem Instrumente ausgeführten Untersuchungen 

 darthun. 



Haushofer, K., Beiträge zur mikroskopisch-chemischen 

 Analyse. (Sitzungsber. der bayr. Acad. d. Wiss. Bd. XV, 

 1885, p. 206 bis 226). 



1. Nach 10 eis des Wolframs. Die früheren Angaben des 

 Verf. , welche diesen Gegenstand betreffen , werden durch weitere Mit- 

 theilungen ergänzt: 



