460 Israel: üeber eine Erwärmungsvorrichtung. II, 4. 



übelstand der heizbaren Objecttische, die grosse Stö- 

 rung der Beleuchtung sverhältnisse ganz und gar beseitigt. 



Nachdem man die directe Erwärmung des Metalls durch eine Flamme, 

 wie sie bei dem Objecttisch Max Schultze's erfolgt, und ebenso den 

 elektrischen Strom als Wärmequelle wieder verlassen, bedienen sich die 

 neueren Apparate mit gutem Erfolge der Wasserheizung. Es lag also 

 für eine neue Construction kein Anlass vor, in dieser Beziehung etwas 

 zu ändern. Nur die optischen Verhältnisse sind bei allen heizbaren Ob- 

 jecttischeu sehr ungünstige, wenn man sich nicht nach dem Vorgange 

 von Flesch* ein besonderes Mikroskop für diesen Zweck herrichten kann ; 

 sonst ist eine erhebUche Erhöhung des Mikroskoptisches unausbleiblich, 

 wodurch die Wirkung der Beleuchtungsvorrichtungen und Blenden schon 

 beeinträchtigt, ja gelegentlich ganz illusorisch gemacht wird, während der 

 Biolog gerade bei der Mehrzahl der für die heizbare Kammer in Betracht 

 kommenden Objecte starker Vergrösserungen bedarf, welche einer guten 

 Beleuchtung nicht entrathen können. 



Mit einem Schlage wird diese Schwierigkeit beseitigt, wenn man 

 von einem heizbaren Objecttisch absielit und sich einer Erwärmungs- 

 vorrichtung bedient, welche den Objectträger, resp. die feuchte Kammer 

 von oben erwä'rmt. 



Um dies zu ermöglichen, muss mau den Objectträger dem Verfahren 

 anpassen. Ein solcher ist leicht herzustellen, indem man die Vertiefung 

 des gebräuchlichen hohlgesehliffeuen Objectträgers, oder eine Kammer 

 mit planem Boden, mit einer Nuth von etwa '/, „ mm Tiefe und 1 mm 

 Breite umgiebt, welche gestattet, das Deckglas derartig zu versenken, 

 dass seine Oberfläche gerade im Niveau des Objectträgers liegt. 



Einer derartig hergestellten Kammer lässt sich durch eine auf ihr 

 liegende, nicht gar zu leichte Wärmflasche die erforderliche Temperatur 

 um so leichter mittheilen, als das Glas selbst als Isolation gegen den 

 Mikroskoptisch dient. (Figur 1). Von derselben Wärmequelle wird auch 

 in zweckmässiger Weise die heutzutage meist sehr reichliche Metallfassung 

 der Objectivsysteme mit erwärmt, und so die starke Ableitung der Kammer- 

 temperatur wenigstens etwas herabgesetzt. Die Verschiebbarkeit des Ob- 

 jectträgers ist bei geeigneter Construction der daraufliegenden Wärmflasche 

 in keiner Weise behindert. 



Nach meiner Zeichnung haben die Firmen L. Beneche, Gross- 

 beerenstrasse 19 und Dr. Müncke, Luisenstrasse 58, beide in Berlin, ge- 

 eignete Erwärmungsvorrichtungen hergestellt, welche allen Ansprüchen 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. I, 1884, p. 35 f. 



